Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation. 293 
Quadranten konstruiert und für denselben ein von Busch angegebenes 
Visier übernommen. Um die Einheitlichkeit der Beobachtungen zu sichern, 
empfehlen wir diesen, mit einem Savartschen Polariskop versehenen 
Apparat, der sich vorzüglich bewährt hat, sogar auch bei Beobachtungen 
vom Schiff und vom Ballon aus. 
Der wesentlichste Gesichtspunkt, welcher Jensen bei der Konstruk- 
tion des Apparates vorschwebte, bestand darin, eine möglichst große 
Genauigkeit mit bequemer Hantierung und leichter Transportierbarkeit 
zu verbinden. Daher verzichtete er auf jegliches Stativ und verband 
das Polariskop fest mit dem mit Alhidade versehenen Pendelquadranten. 

Unsere Fig. 45 stellt diese Konstruktion des Q@uadranten dar. 
Der Körper ist aus Magnalium hergestellt, ebenso die Alhidade. Das 
Visier besteht aus einer über dem Drehpunkte der Alhidade eingelassenen 
Knopfnadel und einem geschwärzten Messingrähmchen, welches quer 
auf die Visierkante des Apparates gesetzt werden kann. Zu diesem 
Zwecke enthält diese Kante mehrere Zapfen, unter denen der Beobachter 
den für sein Auge am besten passenden auswählen mag. Die beiden Arme 
des Rähmchens tragen an ihrem oberen, freien Ende einen möglichst 
dünnen geschwärzten Draht, statt dessen man auch leicht einen Faden 
einspannen kann. Durch den höchsten Punkt des Nadelknopfes und den 
Faden ist die Visierlinie festgelegt‘). Diese geht in ihrer Verlängerung 
durch die Mitte des in einer besonderen Fassung angebrachten Polariskops. 

') Wir sind noch mit Untersuchungen darüber beschäftigt, ob etwa statt des Nadel- 
knopfes ein genügend langes Nadelöhr in Betracht kommen könnte. 
