294 Friedr. Busch und Uhr. Jensen. 
Dem Apparat ist noch ein anderes Visier für die Messung von Wolken-, 
Sonnenhöhen und dergl. beigegeben!). 
Bei Anwendung dieses Instrumentes hat man den großen Vorteil, 
daß die rechte Hand frei bleibt, so daß man, wenn es notwendig ist, wie 
beim Aufsuchen des Brewsterschen Punktes und bei positiven Sonnen- 
höhen auch des Punktes von Babinet, leicht die Sonne abblenden kann?). 
Beim Anvisieren der neutralen Punkte hat man nun folgendes zu 
beachten: 
Die Wahrnehmbarkeit und Sicherheit in der Auffassung dieser 
Punkte hängt von einer Reihe von Faktoren ab, unter denen die Reinheit 
der Luft, die allgemeine Helligkeit und die Beschaffenheit des Auges des 
Beobachters an erster Stelle stehen. Diese bewirken, entweder unab- 
hängig voneinander, oder sich gegenseitig ergänzend, daß die neutrale 
Brücke zwischen den positiven und negativen Streifenenden von sehr 
stark wechselnder Länge ist. Wenn die Luft recht klar und der Himmel 
tief blau ist, so erscheint dieser Zwischenraum klein, solange das diffuse 
Licht zur Zeit des Sonnenunterganges noch ziemlich bedeutende Helligkeit 
verbreitet. Kurz vor Untergang der Sonne und auch noch bei kleineren 
negativen Sonnenhöhen ist die Brücke, reine Luft und die nämliche 
Turmalinplatte von geeigneter Färbung vorausgesetzt, relativ kurz. Anders 
verhält es sich aber bei größeren Sonnentiefen, bei geringeren Graden der 
Luftklarheit und bei einem für diese Beobachtungen weniger empfindlichen 
oder noch ungeübten Auge. In diesen Fällen kann der neutrale Zwischen- 
raum zu erheblicher Größe anwachsen, insbesondere beim Punkte von 
Babinet. Es bedarf keiner näheren Begründung, daß die Art der Messung 
sich nach der Länge des Zwischenraums zu richten hat. Wenn man die 
beiderseitigen Streifen unmittelbar aneinanderstoßen sieht, oder wenn 
die neutrale Brücke zwischen ihnen nur bis zu 2° lang ist, so wird man 
wohl die Lage des neutralen Punktes durch Visieren auf die Mitte 
bestimmen. 
Busch hat in der reinen Gebirgsluft seines Wohnortes und bei sorg- 
fältiger Auswahl der Tage mit blauem Himmel seine Messungen durch 
Einstellen des Apparates auf die Mitte vorgenommen. Er war sogar ın 
der Regel imstande, bei einer Sonnenhöhe von 20 bis 30° den Punkt von 
Brewster in eine neutrale Brücke von nur 2° einzuschließen. Auch bei 
') Wir haben den Apparat der optischen und mechanischen Werkstatt von 
Dörffel & Faerber in Berlin, Chausseestraße 10, zur Herstellung und zum Ver- 
triebe übertragen. Der Preis beträgt einschl. des besonders geprüften Polariskops 75 M, 
ohne Polariskop 50 M, beides einschl. eines Kastens mit Griff. Das Modell des Qua- 
dranten ist nach Jensens Angaben vom Institutsmechaniker ©. Schneider in Hamburg 
in seinen Einzelheiten durchgeführt, dem wir auch an dieser Stelle unsern Dank aussprechen. 
?) Die genannte Firma richtet auf Wunsch den Apparat auch für den Gebrauch 
mit der rechten Hand ein. 
