302 Friedr. Busch und Chr. Jensen. 
quadranten gemachten Einstellungen erfordert naturgemäß die entsprechende 
Genauigkeit der Zeitangaben, da sich — abgesehen von der Sonnen- 
deklination und der geographischen Breite — nach dieser die berechnete 
Sonnenhöhe richtet. Aber abgesehen davon, wieweit sich die Genauigkeit 
der Winkelangaben treiben läßt, kann es immer nur erwünscht sein, daß 
die Zeit bei Benutzung von einfachen, jedem Beobachter mehr oder weniger 
zugänglichen Hilfsmitteln möglichst genau angegeben wird, und wir 
glauben durch eine entsprechende Anleitung ') einem bestehenden Wunsche 
um so mehr entgegenzukommen, als eine solche auch für die im dritten 
Abschnitte zu besprechenden Messungen wohl nur erwünscht sein kann. 
Es ist zunächst zu beachten, daß die Feststellung der Lage eines neutralen 
Punktes einen gewissen Zeitaufwand erfordert, auch bei bester Witterung. Wo 
sich zwei Beobachter zusammentun können, ist es am einfachsten, daß der 
eine das Polariskop handhabt und beim Anschlagen der Alhidade ein Zeichen 
gibt, worauf der andere die Zeit notiert. Die beiden können ja auch 
mit Uhr und Polariskop wechseln. Wo aber, wie gewöhnlich, nur einer 
arbeiten kann, wird er leicht die Stellung der Uhrzeiger auch selbständig 
ablesen lernen, um darauf die Teilung des Quadranten anzusehen. Wer 
hierbei befürchtet, daß während des Ablesens der Uhr die Alhidade nicht 
festbleibt, mag auch zuerst die Punkthöhe und dann den Zeigerstand 
bestimmen, diesen unter Abzug einer kleinen Anzahl von Sekunden für 
den Zeitverlust. 
Es empfiehlt sich hierbei, eine Genauigkeit auf das Zehntel der Zeit- 
minute wenigstens anzustreben; man wünscht doch den Zeitfehler möglichst 
klein zu halten, und es sind, wie sich gleich ergeben wird, vergrößernde 
Einflüsse vorhanden. Man lese nun nicht etwa den Stand des Minuten- 
zeigers auf Zehntel ab, weil man die Beobachtung dann mit dem Exzen- 
trizitätsfehler der Taschenuhr belasten würde, der leicht eine Amplitude 
von mehreren Zehnteln der Minute hat und als systematischer Fehler 
besonders ärgerlich ist. Vielmehr blicke man zuerst auf den Sekunden- 
zeiger und dann auf den Minutenzeiger. Beim Stellen der Uhr achte man 
sorgfältig darauf, daß der Exzentrizitätsfehler nicht die ganze Minuten- 
zahl unsicher machen darf; nötigenfalls läßt man die richtige Stellung 
vom Uhrmacher vornehmen. 
Die notierte Zeit, z. B. 5" 24”,7, ist nun die Angabe der Taschen- 
uhr, die noch auf wahre Ortszeit umzurechnen ist. Denn unmittelbar 
nach der wahren Ortszeit, die ein veränderliches Maß ist, kann man die 
Uhr nicht regulieren. Man muß den Umweg durch die mittlere Ortszeit 
nehmen, manchmal sogar durch die mittlere Ortszeit eines fremden Meridians, 
nämlich durch die Einheitszeit. 
') Wir verdanken die hier folgenden Erörterungen dem freundlichen Entgegen- 
kommen des Herrn Prof. Dr. J. Plaßmann in Münster i. W. 
