316 Friedr. Busch und Chr. Jensen. 
Polarisationserscheinungen künstlicher trüber Medien zurückzukomm en 
und zum andern, im Anschluß an die Anleitung zum Beobachten der 
Polarisationsgröße, die Helligkeit des diffusen Tageslichtes sowie einige 
andere Erscheinungen zu besprechen, welche in innigerem Zusammenhange 
mit der Polarisation stehen. 
I. Kurzer Überblick über die Apparate zur Bestimmung der 
Polarisationsgröße. 
Bei der ersten Gattung von Apparaten kommt es vor allem auf ein Mittel 
an, das auffallende polarisierte Licht zu depolarisieren und die Depolarisation 
zu erkennen. Aus der Art und Weise, wie diese Depolarisation erreicht 
wird, kann man sodann in mehr oder weniger exakter Weise auf die Polari- 
sationsgröße der einfallenden Strahlen schließen. Ein vorzügliches Mittel, 
um partiell polarisiertes Licht zu depolarisieren, besteht in der Anwendung 
eines sogenannten Glasplattensatzes (s. unsere allgemeine Übersicht, p. 26 
und 27), das heißt eines in einem geeigneten Rahmen befindlichen Satzes 
von mehr oder weniger zahlreichen, fest aufeinander liegenden, dünnen 
(dlasplatten. Bei Anwendung der nämlichen Plattenzahl muß man dem Satze 
je nach der Polarisationsgröße des auffallenden Lichtes eine verschiedene 
Neigung zum Strahlenbündel geben, damit die rechtwinklig aufeinander 
stehenden Komponenten des durchgelassenen Lichtes gleich groß sind, 
und es ändert sich dieser Winkel, wenn man die Zahl der Platten 
verändert. Da sich nun gleiche Quantitäten senkrecht zueinander pola- 
risierten Lichtes wie natürliches, unpolarisiertes Licht verhalten, so kann 
man diesen Zustand durch alle diejenigen Apparate feststellen, mit 
denen man unpolarisiertes von polarisiertem Lichte unterscheiden kann. 
Demnach würde man ein jedes Polariskop hierzu benutzen können und 
würde so verfahren, daß man den geeignet 'am Apparat angebrachten Glas- 
plattensatz so lange dreht, bis das am Okularende des Apparates angebrachte 
Polariskop keine Farben mehr erkennen läßt. Dabei ist es selbstverständlich, 
daß man ein möglichst empfindliches Polariskop anwenden muß. Von allen 
übrigen Apparatenteilen, welche etwa zur Bestimmung der Höhe oder des 
Azimuts des anvisierten Himmelspunktes usw. dienen, können wir hier 
absehen. 
Apparate der angegebenen Art wurden vor allem in der ersten Zeit 
nach der Entdeckung der atmosphärischen Polarisation zu ihrem Studium 
benutzt, und es beruhen auf diesen Prinzipien die von Arago selber, 
von Brewster und von Rubenson angewandten Instrumente, ebenso ein 
von Connel Konstruierter Apparat; des ferneren sei auch darauf hinge- 
wiesen, dab vereinzelte Messungen der Polarisationsgröße, welche von 
