318 Friedr. Busch und Chr. Jensen. 
dem Glasplattensatz der gangbarste sein, falls man nur die nötigen Vor- 
sichtsmaßregeln anwendet und vor allem dafür sorgt, daß bei der Eichung 
und der Messung genügend übereinstimmende Versuchsbedingungen walten. 
Man übersieht wohl ohne weiteres die Schwierigkeit, welche gerade bei 
dieser Art von Apparaten mit der Anwendung der anderen Methode ver- 
knüpft ist, wenn man bedenkt, daß ein solcher Glasplattensatz vielfach aus 
einer recht großen Zahl von Platten besteht, und daß es wohl keineswegs 
ganz leicht ist, die einzelnen Platten völlig gleichmäßig herzustellen, so 
daß man durchaus nicht ohne weiteres die bei der Untersuchung einer 
Platte gefundenen optischen Eigenschaften auf die andern übertragen darf'). 
So muß man unter anderm wohl beachten, daß die notwendige Voraus- 
setzung für die Berechnung der Intensitäten der reflektierten und gebroche- 
nen Strahlen aus dem Brechungsindex der Glassorte nach den Fresnel- 
Neumannschen Formeln vollständige Politur der Platten ist, und daß man 
ferner bei der Rechnung die Annahme machen muß, daß die einzelnen 
Platten völlig parallel untereinander sind, eine Annahme, deren strikte 
Gültigkeit im einzelnen Falle genauer zu untersuchen wäre, falls eine 
genaue Rechnung nicht illusorisch sein soll. Und sodann dürfen, vor allem 
bei großer Plattenzahl, die Brechungen nicht vernachlässigt werden, welche 
die zweimal, dreimal usw. reflektierten Strahlen erleiden, weil hiervon die 
in der Einfallsebene polarisierte Lichtkomponente in ganz anderem Grade 
betroften wird als die dazu senkrechte. Gerade hierauf weist Me. Connel 
gelegentlich einer Kritik der Brewsterschen und der Rubensonschen 
Messungen mit besonderem Nachdruck hin. 
Arago selber hatte bei der Vornahme der ersten Messungen auf rein 
rechnerischem Wege die gesuchten Werte aus den Angaben seines In- 
strumentes abgeleitet, er ging jedoch bald zur Eichung des Apparates über. 
Wenn wir nun auch hier nicht näher auf die einzelnen Instrumente eingehen 
wollen, so dürfte doch eine kurze Besprechung «dieses Apparates an der 
Hand einer Aragos Werken?) entnommenen Abbildung —- siehe Fig. 46 — 
willkommen sein, da es wohl der erste war, welcher zu atmosphärischen 
Polarisationsbestimmungen diente?). An dem Ende a des Rohres «ao ist ein 

') Vorbildlich in dieser Beziehung war H. Wild, der bei dem Arbeiten mit seinem, 
mit einem 20 Platten enthaltenden Glasplattensatz versehenen Photometer bezw. Polari- 
meter (s. H. Wild, Über ein neues Photometer und Polarimeter nebst einigen damit an- 
gestellten Beobachtungen, Poggend. Annal., 4. Reihe, Bd. 9, 1856, p. 235—274), obgleich 
die Platten aus einer Tafel herausgeschnitten waren, für jede derselben den Brechungs- 
index bestimmte, um daraus das Mittel zu nehmen. 
?) Fr. Arago, Oeuvres completes (publiees par M. J. A. Barral), tome 10 (Leipzig 1858), 
p. 270 ZA. 
’) Arago hat sein Glasplattenpolarimeter der Pariser Akademie der Wissenschaften 
erst im Jahre 1845 vorgelegt, obgleich er jedenfalls schon im Jahre 1814 Messungen mit 
demselben vorgenommen hatte. 
