Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation. 323 
gegangen ist, daß man zwei Bündel rechtwinklig zueinander polarisierten 
Lichtes erhält. Nun kann man in beliebiger, meßbarer Weise das Verhältnis 
der beiden rechtwinklig zueinander stehenden Komponenten verändern, 
indem man einen bestimmten Teil der Fläche des einen oder anderen 
Turmalins bedeckt, wobei das Verhältnis der beiden Intensitäten einfach 
gleich dem Verhältnis der Querschnitte der beiden Bündel ist. Angewandt 
scheint Arago diese Methode nicht zu haben. In ähnlicher Weise schlug 
übrigens in neuerer Zeit Bosanquet vor, Glasplattenpolarimeter dadurch 
zu eichen, daß man durch zwei geeignet angebrachte Öffnungen gegangenes, 
linear polarisiertes und neutrales Licht in beliebig zu variierender, be- 
kannter Weise übereinander lagere'). Diese Methode scheint aber nicht 
angewandt worden zu sein. Ebenso scheint es einer von Kapt. Abney vor- 
geschlagenen Methode ergangen zu sein. Nach dieser sollen Einstellungen 
des Glasplattenpolarimeters Hand in Hand gehen mit der Bestimmung 
der chemischen Intensität der beiden rechtwinklig zueinander stehenden 
Komponenten solcher vom blauen Himmel stammenden Lichtstrahlen. 
Dabei ist gedacht, daß empfindliches photographisches Papier dem Lichte 
einer sehr beschränkten Stelle des Himmels für eine genau abgemessene 
Zeit ausgesetzt wird, indem durch passende Vorschaltung eines Nicols 
dafür gesorgt wird, daß einmal die Hauptkomponente des Himmelslichtes 
wirkt und sodann die dazu rechtwinklige. Aus dem Verhältnis der Papier- 
schwärzungen sollen dann offenbar Schlüsse auf das Verhältnis der beiden 
Komponenten zueinander gezogen werden?), und die gleichzeitigen Ab- 
lesungen der Neigung des Plattensatzes beim optischen Polarimeter werden 
als zu dem aus den photographischen Aufnahmen entnommenen Wert der 
Polarisationsgröße zugehörig markiert. Es ist sicher-an sich ein glücklicher 
Gedanke, die nämliche Lichtsorte, welche man genauer untersuchen will, 
zur Eichung seines Apparates zu benutzen, und es ist die ganze Idee so 
originell, daß wir sie dem geneigten Leser nicht vorenthalten wollten. 
Anderseits aber stößt die Ausführung offenbar auf recht große Schwierig- 
keiten, ja vermutlich auf noch viel größere, als sie Me. Connel gelegentlich 
der Besprechung der Eichung seines Apparates andeutete. Man muß 
nämlich wohl beachten, daß die Anwendung dieser Methode nur unter 
der Voraussetzung denkbar ist, daß die Polarisationsgröße für alle Farben 
bezw. Wellenlängen die nämliche ist. Wie sehr man sich aber in dieser 
Richtung vorsehen muß, kann man aus den bereits in ‘der allgemeinen 
') S. Philosoph. Magazine, 4. Ser., vol. 50 (1875), p. 520. 
2) Es ist in der astronomischen Literatur (beispielsweise in den Astronomischen 
Nachrichten) über zahlreiche Untersuchungen der Schwärzungsgröße photographischer 
Platten in ihrer Beziehung zur Intensität des auffallenden Lichtes berichtet. Allerdings 
hat man hier vorzugsweise mit punktförmigen Lichtquellen zu tun, doch ist auch schon 
extrafokal photographiert worden. 
21* 
