394 Friedr. Busch und Chr. Jensen. 
Übersicht erörterten Untersuchungen von Pernter und Nichols ersehen. 
Es ließe sich demnach wohl die Methode höchstens bei Benutzung eines 
blauen bezw. blauvioletten Filters anwenden, welches nur die wesentlich 
in Betracht kommenden, photographisch wirksamen Strahlen durchläßt. 
Eine andere Schwierigkeit ersieht Bosanquet in der großen, für die Exposi- 
tion des lichtempfindlichen Papiers nötigen Zeit, und wir möchten auch 
darauf hinweisen, daß man bei der Beurteilung der von den beiden Licht- 
komponenten herrührenden photographischen Wirkungen diese keineswegs 
ohne weiteres der Zeit direkt proportional setzen darf. 
Die von Arago benutzte Eichungsmethode ist in ihren Prinzipien 
später von Rubenson und in neuerer Zeit auch von Connel benutzt worden. 
Vor allem legte Rubenson, dessen umfangreiche Messungen für uns von 
ganz besonderer Wichtigkeit sind, das allergrößte Gewicht auf eine feine 
‚Justierung seines, nach seinen Angaben von Duboseq in Paris konstruierten 
Apparates, und die genauere Ausführung der Eichungen ist, ebenso wie 
das ganze Instrument, mit erstaunlicher Sorgfalt bis ins kleinste hinein 
durchdacht. Die Vorrichtung zum Eichen besteht im wesentlichen aus 
einer relativ dicken, parallel zur optischen Achse geschnittenen Quarzplatte 
und einem Nicol, welche in folgender Weise am einen Ende des den Kasten 
mit dem Glasplattensatz enthaltenden Haupttubus angebracht sind. Die 
dem Plattensatz am nächsten befindliche Quarzplatte ist in einem in den 
Haupttubus hineinragenden und in ihm drehbaren Rohr angebracht, welches 
eine Metallplatte trägt, die oben mit einer Kreisteilung versehen ist. 
Darüber trägt ein anderer, beweelicher, den Nicol enthaltender Tubus 
einen an der Kreisteilung entlang gleitenden Nonius, dessen Stellung zur 
Kreisteilung die Stellung des Nicols zum Quarz bestimmt. Die untere 
Seite der erwähnten Metallplatte ist mit einer der ersten ähnlichen 
Kreisteilung versehen, und dieser‘ entspricht ein fester, am Haupttubus 
angebrachter Nonius, so daß auch die Lage des Quarzes zum Glasplatten- 
satz genau festzulegen war. Zum Erkennen der Depolarisation kamen 
für Rubenson zwei Polariskope in Betracht, und zwar das Aragosche und 
das Savartsche. Wenn nun auch das Aragosche Polariskop dem nach 
Savart benannten an Empfindlichkeit fraglos überlegen ist, so hatte es 
doch auch, wie Rubenson eingehend auseinandersetzt, seine Nachteile bei 
der Analyse des Himmelslichtes, und er entschloß sich dazu, sich bei den 
eigentlichen Beobachtungen des Savartschen und bei der Eichung seines 
Apparates des Aragoschen Instruments zu bedienen. Damit beim Eichen 
nur vollständig polarisierte Strahlen auf die Quarzplatte fielen, durfte er 
nur die zentral durch den Nicol gegangenen benutzen, und er brachte 
daher ein Diaphragma zwischen Nicol und Quarzplatte an') und über- 
') Selbstverständlich erschwerte die hierdurch bedingte Lichtverminderung die 
Eichung. 
