Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation. 397 
auch ein eigenartiges Beobachtungsverfahren, welches auf einer Beziehung 
seines Polarisationsmaßes zur Lage der Verschwindungsstelle der Fransen 
des Savartschen Polariskops im Gesichtsfelde (innerhalb des Sonnenvertikals) 
beruht, derart gedacht, daß er nach einiger Übung imstande gewesen sein 
will, ohne Zuhilfenahme einer Skala, direkt mit dem Auge die Lage dieser 
Verschwindungsstelle genau genug abzuschätzen, um daraus den gesuchten 
Polarisationswert zu entnehmen. Die Knappheit der diesbezüglichen Dar- 
stellung macht es einem etwas schwer, hierüber ganz klare Vorstellungen 
zu gewinnen, und es hat wenig Zweck, näher darauf einzugehen. So 
wollen wir an dieser Stelle mit Brewster schließen, indem wir bei Be- 
sprechung des Polarisationsmaßes sowieso auf seine Berechnungsmethode 
zurückkommen müssen. Mit dem Wildschen Apparat, so ausgezeichnet er 
auch war, brauchen wir uns nicht zu beschäftigen, und zwar um so 
weniger, als mit ihm nur eine äußerst beschränkte Zahl von Polarisations- 
messungen angestellt wurde. 
Indem wir nun zur zweiten Gruppe der zur Bestimmung der atmo- 
sphärischen Polarisationsgröße benutzten Apparate übergehen, bemerken 
wir gleich, daß wir diese hier möglichst kurz abzutun gedenken, da 
wir einen Typus dieser Instrumente bei der Anleitung zum Beobachten 
besonders genau vorführen werden. Unter dieser Gruppe wollen wir 
diejenigen Apparate zusammenfassen, bei denen nicht mittels der be- 
kannteren Polariskope auf das Verschwinden der Farbe eingestellt wird, 
sondern bei denen die Messung im wesentlichen auf die Vergleichung 
von Helligkeiten hinausläuft.‘) Von diesen Apparaten dürften uns wohl 
das Pickeringsche, das Cornusche und das Webersche Polarimeter "am 
meisten interessieren, weil unseres Wissens mit diesen die meisten 
Messungen ausgeführt wurden. Pickering beschrieb sein Doppelbild- 
polarimeter bereits im Jahre 1873,?) jedoch wurde es später in sehr 
wesentlicher Weise geändert.’) Bei dem zuerst angegebenen Instrument 
trägt ein einen Fuß‘) langes Messingrohr am einen Ende ein Doppelbild- 
prisma, am andern Ende ist ein rechteckiges Diaphragma von einer 
solchen Weite angebracht, daß die durch das vordere Prisma hervor- 
gebrachten Abbildungen, wie beim Aragoschen Polariskop, nicht übereinander 
greifen, sondern sich gerade berühren. Vor dem Prisma ist nun als 
Analysator ein Nicol angebracht, der beliebig um die Achse des Rohres 
') Wie wir hernach sehen werden, nähert sich allerdings bei der verbesserten Form 
des ursprünglichen Pickeringschen Photometers die Beobachtungsmethode sehr der bei den 
Glasplattenpolarimetern angewandten. 
2) Siehe E. ©. Pickering, Applications of Fresnels Formula for the Refleetion of Light. 
3) E. ©. Pickering, A new forın of polarimeter, Proceed. of the American Acad. IX, 1 
(1885), p. 294—302. 
*) Der amerikanische Fuß hat 304,81 mm (der englische 304,79 mm). 
