398 Friedr. Busch und Chr. Jensen. 
gedreht werden kann, und dessen Stellung zum Prisma durch einen auf 
einer Kreisteilung spielenden Zeiger genau angebbar ist. Denkt man sich 
nun zunächst den Nicol entfernt, so würden beim Auffallen von unpolari- 
siertem Licht die beiden rechteckigen Felder gleich hell erscheinen. 
Bringt man unter gleichen Umständen den Nicol wieder an und dreht 
ihn um seine Achse, so wird sich die Helligkeit der Bilder entsprechend 
ändern. Stimmt die eine Schwingungsrichtung des doppeltbrechenden Prismas 
mit der des Nicols überein, so erreicht das eine Feld die größte Hellig- 
keit, und das andere verschwindet; bei Weiterdrehung des Nicols um 90° 
kehrt sich dies Verhältnis um. Wendet man nun teilweise polarisiertes 
Licht an, so wird das eine Bild im allgemeinen heller sein als das andere, 
jedoch kann man bei Drehung des Nicols stets einige Lagen finden, 
in denen die beiden Gesichtsfelder gleich hell erscheinen. Aus den ent- 
sprechenden Winkeln berechnet sich dann die Polarisationsgröße. Von 
Rechts wegen muß der Apparat so stehen, daß Hauptschnitt des Prismas 
und Hauptazimut des einfallenden Lichtes zusammenfallen. Man schaltet 
aber nach Pickering den durch eine eventuell falsche Orientierung des 
Apparates hervorgebrachten Fehler genügend aus, wenn man die Messung 
in vier zueinander senkrechten Stellungen des Hauptschnittes ausführt und 
aus diesen vier Einstellungen auf gleiche Helligkeit das Mittel nimmt. 
Nehmen wir nun einmal an, daß die Hauptpolarisationsebene des 
einfallenden Lichtes vertikal, und daß die Trennungslinie der beiden recht- 
eckigen Bilder dieser Ebene parallel sei. Es möge ferner A die Hellig- 
keit des einen Bildes, B die des anderen bedeuten, und es sei die 
ArsHB: 
A 
das Nicolsche Prisma um einen Winkel v aus seiner Stellung herausdreht, 
so werden die A und B entsprechenden Helligkeiten Asin?v bezw. Bcos’v. 
Für den Fall der Helligkeitsgleichheit ist dann Asim’v» = Becos’v zu 
setzen, so daß 
Polarisationsgröße des einfallenden Lichtes = Wenn man nun 

cos? v 
ARD into °— cosv— sinds en 
AB PEN Dean 
sin? v 
Benutzt man also dies als Maß der Polarisationsgröße, so sind die Werte, 
wie man sieht, in einfachster Weise aus den Einstellungen auf Helligkeits- 
gleichheit zu gewinnen. 
Um nun die Empfindlichkeit der Einstellung zu erhöhen, ersetzte 
Pickering später das einfache rechteckige Diaphragma durch ein solches 
mit parallelen Stegen, welche durch Zwischenräume von entsprechender 
Breite von einander getrennt waren. Das Doppelprisma muß nun eine 
