Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation. 329 
solche Entfernung von der abzubildenden Öffnung haben, daß der Abstand 
der Doppelbilder der Stegbreite gleichkommt, so daß das Doppelbild eines 
hellen Streifens genau von dem benachbarten dunklen Steg überdeckt ist. 
Bei geeigneter Nieoldrehung müssen dann die Streifen verschwinden, und 
das Gesichtsfeld erscheint nun gleichmäßig hell. Bei der geringsten 
Drehung des Nicols aus dieser Stellung heraus erscheint die Streifung 
wieder, und wenn man das Prisma in der Nähe der richtigen Stellung ein 
wenig hin- und herbewegt, so wandern die hellen bezw. dunklen Fransen 
durch das Gesichtsfeld. Da nun das Auge gegen derartigen Wechsel von 
Hell und Dunkel besonders empfindlich ist'), so läßt sich die Einstellung 
auf den Moment gleicher Helligkeit (d. h. also des Verschwindens der 
Fransen) mit großer Schärfe finden. Pickering ist auch der Meinung, daß 
die Empfindlichkeit dieser Methode noch dadurch erhöht würde, daß die 
Helligkeitsänderung ganz plötzlich an den Rändern der Streifen einträte, 
statt daß sie, wie bei den Fransen des Savartschen Polariskops, stetig vor 
sich ginge, von der Mitte der Fransen bis zur Mitte der Zwischenräume. 
Wie klein oder wie groß nun auch der Einfluß dieses Momentes sein 
möge, so ist doch wohl ohne weiteres einzusehen, daß Pickerine durch 
die Einführung des Prinzips der Unterteilung des Diaphragmas?), auf dessen 
Durchführung wir im einzelnen nicht eingehen können, sein ursprüng- 
liches Polarimeter wesentlich verbesserte. 
Das Cornusche Photopolarimeter, welches zuerst 1882 auf dem 
Kongresse der Association francaise pour l’avancement des sciences 
in la Rochelle beschrieben wurde (nach Chwolsons Lehrbuch d. Phys. 
auf p. 253 dieser Verhandlgn.), beruht auf den nämlichen Prinzipien 
wie das ursprünglich von Pickering angegebene’. Ein doppelt- 
') In ähnlicher Weise gelingt einem, wie wir auf p.289 sahen, bei Anwendung des 
Savartschen Polariskops das Auffinden schwacher Polarisationsspuren erheblich leichter, 
wenn man das Auge (bezw. das Polariskop) etwas hin und her bewegt. — Es erinnert 
übrigens die Methode etwas an das neuerdings auch von Krüß zur Konstruktion eines 
Photometers benutzte Flimmerprinzip (s. u. a. E. Liebenthal, Praktische Photometrie, 
Braunschweig bei Vieweg & Sohn 1907, p. 244— 250). 
?) Dies Prinzip ist übrigens auch von F. Lippich für die Konstruktion von Halb- 
schattenapparaten (s. F. Lippich, Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss. zu Wien, 1885 [Mai], 
2. Abteilg.) angewandt worden. 
3) Auf dem 1890 in Limoges abgehaltenen Kongreß der nämlichen Gesellschaft 
gab Cornu die Beschreibung der vollen Montierung des Apparates für die Messungen der 
Polarisation des Himmelslichtes. Wir erfahren bei Pernter, der seine Untersuchungen 
über die Polarisation des Lichtes in trüben Medien mit einem solchen Instrument anstellte, 
daß 1890 (zu finden auf p. 267 des 2. Teils des Bulletin de l’Assoe. france.) als Verlagsort 
angegeben ist: Paris, au secr&tariat de l’Association, Hotel des societes savantes, Rue 
serpente 28. Trotz mehrfacher Bemühungen ist es uns leider nicht gelungen, eine genaue 
Beschreibung des Polarimeters zu erhalten. Da der Apparat ausgezeichnet sein soll — 
er wurde unseres Wissens auch von Ehrenhaft bei seinen Untersuchungen über das optische 
