330 Friedr. Busch und Chr. Jensen. 
brechendes Wollastonsches Prisma liefert von einer viereckigen Blenden- 
öffnung zwei aneinander grenzende Bilder, welche durch einen Nicol- 
Analysator beobachtet werden. Auch hier wird der Nicol gedreht, bis 
beide Bilder gleich hell erscheinen, und es läßt sich in ebenso einfacher 
Weise wie beim Pickeringschen Apparat die Polarisationsgröße des ein- 
fallenden Lichtes aus dem Winkel zwischen den Hauptschnitten der beiden 
Prismen bestimmen. Zur Bestimmung der Polarisationsgröße ist es nötig, 
daß die eine Polarisationsebene des Wollastonschen Prismas mit der 
Polarisationsebene des zu untersuchenden Lichtes zusammenfällt. Es läßt 
sich nun das mit einem Teilkreis versehene und das Doppelbildprisma 
tragende Rohr als Ganzes samt dem Wollaston, dem Teilkreis und dem ganzen 
übrigen Instrument um seine Achse drehen, und mittels einer festen Marke 
wird die Drehung am Teilkreise gemessen. Bei gekreuzter Nicolstellung 
— es ist die Lage des Nicols zum anderen Prisma durch einen 2ten Teil- 
kreis genau angebbar — stellt man daher zunächst durch Drehung des 
ganzen Instruments um die Rohrachse die Helligkeitsgleichheit der beiden 
Bilder des rechteckigen Diaphragmas her; dreht man dann den ganzen 
Apparat um 45° um die Rohrachse, so kann man annehmen, daß die 
Polarisationsebene mit dem Hauptschnitt des Doppelbildprismas zusammen- 
fällt; um die Polarisationsebene zum Zusammenfallen mit dem Haupt- 
schnitt des Wollastons zu bringen, hat man dann nur nötig, das Rohr um 
45° zu drehen. Nunmehr hat man durch Drehung des Nicols die Hellig- 
keitsgleichheit der beiden Bilder herzustellen. Ist der hierzu nötige 
Drehungswinkel «, so hat man, wie beim Pickeringschen Apparat, in 
cos2« ein Maß für die Polarisationsgröße des einfallenden Lichtes. Crova 
weist nun auf die dadurch entstehende Unsicherheit der Messung hin, daß 
man nicht sicher weiß, ob der Nullpunkt des Nicolschen Prismas genau 
in der Polarisationsebene beziehungsweise der darauf senkrechten Ebene 
steht. Um diese Unsicherheit auszuschalten, muß man nach ihm in zwei 
um einen rechten Winkel verschiedenen Lagen des Polarimeters beob- 
achten, indem man einmal den Hauptschnitt des Wollastons zum Zusammen- 
fallen mit der Polarisationsebene des einfallenden Lichtes bringt und dann 
das Rohr um 90° dreht. Es möge dann die der ersten Lage ent- 
sprechende Nicolablesung «@,, die der andern entsprechende «@, sein. Nennt 
man nun die unbekannte Abweichung des Nullpunktes von der wirklichen 
Nullage «,, so ist der zu suchende Winkel einmal « = «, — «, und zum 
andern « = 90 — (& — @,), woraus sich 2e =, — u +9 — a; 4% 
= 90 — (@; — e,) ergibt. Demnach wäre also 
cos 2& = 608 [90 — (&5 — «,)] = sin (az — a). 
Verhalten der Metallkolloide benutzt —, so wollten wir es jedenfalls nicht unterlassen, 
denselben in naher Anlehnung an eine kurze Beschreibung von seiten Pernters dem ge- 
neigten Leser in seiner Hauptwirkungsweise vorzuführen. 

