452 Friedr. Busch’ und Chr. Jensen. 
zeigt, aus einem Haupttubus 3 und einem dazu drehbaren, knieförmigen 
Nebentubus %. In dem ersteren befindet sich eine Lummer-Brodhunsche 
Prismenkombination P; vor derselben liegen die mit je einem Teilkreis ver- 
sehenen großen Nicolschen Prismen a und b, während in dem Kniestück ein 
einfaches Reflexionsprisma p angebracht ist. Vor der Okularöffnung befindet 
sich der bequemeren Beobachtung halber ebenfalls ein Reflexionsprisma. 
Bei s’ und an der Basis von R sind Fassungen für Licht abschwächende 
Gläser vorhanden. Das in dem Apparat erscheinende Gesichtsfeld ist 
in Figur 47 Seite 331 dargestellt'). Der zentrale Teil desselben erhält 
sein Lieht durch die Nicols und den mittleren Teil des Lummerschen 
Würfels, während der periphere Teil lediglich das durch das Knierohr 
gegangene Licht erhält. Der ganze optische Teil läßt sieh, wie Figur 56 
zeigt, um eine horizontale und um eine vertikale Achse drehen. Zur 
Ablesunge der Koordinaten des anvisierten Punktes dienen die Teilkreise Z 
und ww. Mittels einer Libelle, die an dem Teller auf dem Fuß des 
Apparates aufsitzt, wird das Instrument vor Beginn der Messungen genau 
justiert. 
Für die Bestimmung der Polarisationsgröße muß nun der Apparat 
nach der Polarisationsebene montiert sein. Wenn diese Ebene mit dem 
Sonnenvertikal zusammenfällt, was zum Beispiel bei wolkenlosem Himmel 
bis auf verschwindend kleine Abweichungen für den Zenitpunkt angenommen 
werden kann), so genügt bei hohem Sonnenstande ein an dem Instrument 
einstellbarer Sonnenschatten. Für diesen Zweck bietet sich ohne weiteres 
der auf den Nullpunkt des Teilkreises 8 eingestellte Zeiger dar. Wenn 
aber der Sonnenschatten schwach oder gar nicht vorhanden ist, und falls 
man nicht etwa im voraus für genügend kleine Zeitintervalle berechnete 
Sonnenazimut-Tabellen benutzen will’), so muß man auch für das Zenit 
die Hauptpolarisationsebene durch folgendes, für alle jene Fälle anzu- 
wendendes Verfahren aufsuchen, in denen die Polarisationsebene nicht 
unmittelbar gegeben ist: 
Man entfernt erst den vorderen Nieol a«. Richtet man alsdann 
die genau parallel gestellten Tuben auf eine helle Fläche nicht polari- 
sierten Lichtes, so erscheint zunächst der zentrale Teil wegen der 
Schwächung durch den Nicol nahezu auf die Hälfte der Helligkeit des 
peripheren (resichtsfeldes reduziert. Durch Vorschaltung eines passend 
') Die Klischees der Figuren 47 und 56 verdanken wir dem Entgegenkommen 
Prof. Webers. 
?) Siehe Seite 57 ff. 
°) Abgesehen davon, dab eine solche Vorausberechnung jedenfalls an Orten mit 
stark veränderlichem Witterungscharakter wenig Zweck haben wird, ist wohl zu be- 
denken, daß die Lage der Polarisationsebene bei negativen Sonnenhöhen vermutlich relativ 
stark davon abhängen wird, ob sich unterm Horizont Wolken befinden, oder nicht, worüber 
zu entscheiden oft schwer genug sein dürfte. 
