454 Friedr. Busch und Chr. Jensen. 
Ablesungen diejenige Stellung des .Nieols b an, bei welcher er parallel 
der einen Hauptpolarisationsebene des zu untersuchenden Lichtes ist. 
Will man nun die Größe der partiellen Polarisation, d.h. das Ver- 
hältnis der Hauptkomponenten des Lichtes, bestimmen, so wird nach 
Entfernung des Rauchglases vor BD das Nicolsche Prisma a wieder ein- 
oesetzt und in die zuvor aufgefundene Polarisationsebene eingestellt. 
Man schaltet dann vor das Kniestück ein hinreichend dunkles, farb- 
loses Rauchglas, so daß bei Parallelstellung der Nicols in jedem Falle 
der zentrale Fleck der hellere ist. Dreht man nunmehr das Nicolsche 
Prisma b aus der Parallelstellung heraus bis zum Verschwinden des Flecks, 
so eibt das Quadrat des Cosinus des Drehungswinkels « ein relatives Maß für 
die Intensität der mit dem Nicol a parallelen Hauptkomponente des 
Lichtes. Dieser Winkel oder sein abgelesenes Komplement wird durch 
doppelte Ablesung nach rechts und links aufgesucht. Alsdann dreht man 
den Nicol «a in eine um 90° verschiedene Stellung, so daß er nun- 
mehr mit der zweiten Hauptkomponente des zu untersuchenden Lichtes 
parallel wird. 
Man sucht nun wieder die Abweichung des Nicols @« von dem 
Nicol b bis zum Verschwinden des Flecks auf und findet in demselben 
relativen Maße einen Wert für die zweite Hauptkomponente des Lichtes. 
Cos?’e« und cos?” «, sind alsdann die relativen Maßzahlen für die 
beiden Komponenten, und das oben beschriebene Maß ergibt sich zu 

cos? «@ cos? a, 
cos! + cos’, 
In den Fällen, wo die Sonne hoch überm Horizont steht, und wo 
man annehmen darf, dab die Hauptpolarisationsebene des zu untersuchenden 
Punktes mit dem Sonnenvertikal zusammenfällt, bleibt natürlich die ganze 
zuerst beschriebene Einstellung weg, und man verfährt folgendermaßen: 
Nachdem die Stativachse genau senkrecht gestellt ist, wird der Haupttubus 
geneigt und mittels Schattenvisiers in den Sonnenvertikal eingestellt. Nun- 
mehr wird der Nicol «a auf einen symmetrisch zum Instrument gelegenen Null- 
punkt gebracht und der Tubus b mittels der Kreisteilung z genau vertikal 
gestellt. Wenn anderseits solche direkte Einstellung des Nicols a aus- 
geschlossen ist, so wird das ad l genannte Verfahren eingeschlagen. 
Der vordere Nicol kommt dabei im allgemeinen auf einen von 0° oder 
90° abweichenden Winkel zu stehen. 
Was die bei diesen Messungen auftretenden Fehlerquellen betrifft, 
so tritt bei den Beobachtungen, bei denen man erst die Polarisations- 
ebene aufsuchen muß, eine gewisse Unsicherheit dadurch ein, daß wegen 
des notwendigen Zeitintervalls zwischen der Aufsuchung der Polarisations- 
