456 Friedr. Busch und Chr. Jensen. 
Da nun die äußerst geringfügigen Abweichungen durchgehends auf die 
Endergebnisse einen nur wenig merklichen Einfluß ausüben dürften, so 
hat man meistens nicht nötig, die Korrektionen zu berücksichtigen. 
Schließlich sei noch bemerkt, daß der hinter der Okularöffnung be- 
findliche Schieber zur Aufnahme farbiger Gläser für die Beobachtung in 
verschiedenen Spektralbezirken gedacht ist. 
Was das Cornusche Photopolarimeter betrifft, so haben wir bereits 
Seite 329—331 in Anlehnung an eine Beschreibung Pernters die Prinzipien 
dieses Apparates besprochen. Hier dürfen wir es nicht unterlassen, 
unsere ersten Angaben an der Hand beistehender Figur 57 ein wenig zu 
ergänzen'). Wie man sieht, läßt sich, ebenso wie beim Weberschen 
Polarimeter, der ganze Apparat um eine vertikale und um eine horizontale 
Achse drehen. Die Höhe, auf welche man einstellt, oder die vertikale 
Drehung wird an der Trommel X abgelesen, das Azimut des anvisierten 
Punktes am Teilkreis @. Ein kleines — an der Figur nicht sichtbares 
— astronomisches Fernrohr, welches parallel dem Tubus AB auf der 
Trommel # montiert ist, soll gewünschtenfalls genau den anvisierten Punkt 
angeben. Durch genaue ‚Justierung der Libelle auf dem mit dem Teil- 
kreis @ versehenen drehbaren Teller erreicht man vor Beginn der Beob- 
achtungen die richtige Stellung des Apparates. 
Es sind die wesentlichen Teile, von A anfangend, folgende: A selbst 
ist ein Rohr, welches besonders zur Abblendung fremden Lichtes kon- 
struiert ist. Im Rohr 4A befindet sich der Nicol; dieser wird von 
der mit Teilung versehenen Trommel J mitgeführt. Die Trommel J 
muß einen Rohransatz besitzen, der sich um ein durch die feste 
Buchse BD hindurchragendes Rohr beliebig drehen läßt. Dieses Rohr 
ist mit der ebenfalls mit Teilung versehenen Trommel D fest ver- 
bunden. Die Trommel D trägt einen kurzen Rohransatz mit Klemme (€, 
in dessen unterem Ende sich das Wollastonsche Prisma befindet), 
und an dessen oberem Ende ein rechteckiges Diaphragma angebracht 
ist. Dieses ist von einer solchen Größe, daß bei den gewählten Ent- 
fernungs-Verhältnissen die beiden durch den Wollaston erzeugten Bilder 
scharf aneinander grenzen. Wie aus der Figur unmittelbar zu ersehen, 
ist die Buchse BD fest verbunden mit der Achse des Höhenkreises #&, und 
sie trägt einen Zeiger, welcher die Größe der Drehung der mit Teilung 
versehenen Trommel D und somit die des ganzen zur Analyse des 
einfallenden polarisierten Lichtes dienenden optischen Teils markiert?). 
') Das Cornusche Photopolarimeter wird von Ph. Pellin in Paris 5, Avenue 
d’Orl&eans, Place Denfert-Rochereau (Nachfolger von Jules Duboscg) geliefert. 
?) Nach Pernters Beschreibung (loc. eit. p. 24) wäre das Diaphragma allein im 
vorderen Rohransatz angebracht, was aber von untergeordneter Bedeutung ist. 
°?) Es wird hoffentlich niemandem zu Irrtümern Veranlassung gegeben haben, 
