Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation. a7 
Vı 
Man hat nun zunächst dafür zu sorgen, daß der eine Hauptschnitt 
des Wollastons mit der Hauptpolarisationsebene des einfallenden Lichtes 
zusammenfällt. Kennt man diese Polarisationsebene nicht, so muß man 
zunächst den Nicol so stellen, daß seine Polarisationsebene mit den 
Hauptschnitten des Doppelbildprismas einen Winkel von 45° einschließt. 
Zu dem Ende dreht man den ganzen Tubus um seine Achse, bis Helliekeits- 
gleichheit der beiden Bilder erreicht ist, da man in diesem Falle annehmen 

kann, daß man um 45° vom gesuchten Azimut entfernt ist. Durch eine 
weitere Drehung um 45° wäre also der erste Teil der Aufgabe zelöst. 
Fällt nun der eine Hauptschnitt des Doppelbildprismas mit der 
Hauptpolarisationsebene des zu untersuchenden Lichtes zusammen, so 

dab wir S. 330 in einer leider nicht korrekten Ausdrucksweise von einer Drehung 
des ganzen Apparates oder des ganzen Instrumentes um die Rohrachse sprachen, oder 
wenn wir meinten, es ließe sich das mit einem Teilkreis versehene und das Doppel- 
bildprisma tragende Rohr als Ganzes samt dem Wollaston, dem Teilkreis und dem ganzen 
übrigen Instrument um seine Achse drehen. Es war natürlich in allen diesen Fällen an 
das eigentliche Polarisationsinstrument, d. h. an den Tubus mit den wesentlichen Teilen 
zur Bestimmung der Polarisationsgröße. gedacht. 
