468 Friedr. Busch und Chr. Jensen. 
Helligkeitsgleichheit der beiden Gesichtsfelder bei der Stellung #2 des 
hinteren Nicols ein, so ist entsprechend die Intensität der zweiten Kom- 
ponente des zu untersuchenden Lichtes proportional zu setzen'). 
1 
cos? ßs 
Das relative Maß der Gesamthelligkeit der zu untersuchenden Himmels- 
stelle ist dann durch den Ausdruck „1/cos? ß, + 1/cos? 8“ gegeben. 
Man kann aber zur Vergleichung der Flächenhelligkeiten?) zweier 
Himmelsstellen auch das ursprüngliche Webersche Milchglasplattenphoto- 
meter?) benutzen. Nebenstehende Figur 59*) zeigt die innere Einrichtung 
desselben. 
Die als Vergleichslichtquelle dienende Flamme b beleuchtet durch- 
scheinend die runde Milchglasscheibe f im Tubus 4, wogegen die in dem 
mit dem Tubus B verbundenen Kasten y°) befindliche Milchglasplatte von 
der zu untersuchenden Lichtquelle beleuchtet wird. Mittels des Seite 332 
und 333 besprochenen Lummer-Brodhunschen Würfels vergleicht das durch 
die Öffnung O blickende Auge des Beobachters die Helligkeit der beiden 
Milchgläser. Die Helligkeit des ringförmigen Gesichtsfeldes ist nun durch 
Verschiebung des Milchglases f im Tubus A mittels des Triebes v so lange 
zu verändern, bis die beiden Felder gleich hell erscheinen. Die vom Auge 
wahrgenommene Helligkeit der Scheibe / ist umgekehrt proportional dem 
Quadrate ihres Abstandes » von der Flammenmitte, und da auf Hellig- 
keitsgleichheit eingestellt wird, so ist natürlich auch die Helligkeit der 
zu prüfenden Lichtquelle‘) proportional 1/r*. 
Die Länge der durch Benzin gespeisten Flamme ist bequem zu 

') Es ist natürlich sowohl hinsichtlich ?,, als auch hinsichtlich ßs eine doppelte 
Ablesung — links und rechts von der Nullstellung — zu machen und das Mittel daraus 
zu nehmen. 
?) Zum Studium der photometrischen Grundbegriffe sowie des photometrischen 
Kalkuls überhaupt empfehlen wir folgende Werke: „L. Weber, Die Beleuchtung, p. 35 —100, 
in dem von Th. Weyl herausgegebenen Handbuch der Hygiene (Jena 1895 bei G. Fischer 
verlegt)“, „E. Liebenthal, Praktische Photometrie, 1907 bei Vieweg & Sohn in Braun- 
schweig“ sowie „Karl Schaum, Photochemie und Photographie, 1908 bei J. Ambrosius Barth 
(darin Grundzüge der Photometrie von p. 95—137)*. 
®) Siehe L. Weber, Mitteilung über einen photometrischen Apparat, Wied. Annal. 
Bd. 20 (1883), p. 326—337. 
") Wir verdanken das Klischee dem liebenswürdigen Entgegenkommen der bereits 
genannten Berliner Firma Schmidt & Haensch. Die Konstanten werden zu jedem Photo- 
meter von Herrn Professor L. Weber am Physikalischen Institut der Universität Kiel 
persönlich bestimmt. Jedem Apparat wird eine ausführliche Beschreibung beigegeben, 
welche 1899 von genannter Firma herausgegeben ist, und in welcher die bis dahin er- 
schienene Literatur über das Webersche Photometer zusammengestellt ist. 
°) Der kleine mit y verbundene Tubus k dient zur Abblendung störenden Lichtes. 
°) Wenn die innere Schwärzung des Rohres mit der Zeit abgenommen hat, so 
gilt das quadratische Gesetz nicht mehr in aller Strenge, und man muß die nötigen 
Korrektionen an den bei der Photometereinstellung gewonnenen Zahlen anbringen. 
