T'atsachen und T'heorien der atmosphärischen Polarisation. 469 
regulieren und durch eine aus dieser Figur nicht ersichtliche, hinter b 
angebrachte Skala genau zu kontrollieren; selbstverständlich muß die- 
selbe während einer Versuchsreihe konstant gehalten werden. Um mög- 
lichst unabhängige von Wind und Wetter zu sein, empfiehlt es sich sehr, 
die Benzinkerze durch ein elektrisches Glühlämpcehen zu ersetzen'); 
letzteres hat außerdem den Vorteil, daß sich die Helligkeit der Ver- 
gleichslampe bequem und in scharf kontrollierbarer Weise in weiten 
Grenzen variieren läßt. Dies Verfahren dürfte vor allem Vorteile bieten, 
wenn sich am Morgen oder Abend die Helligkeitsverhältnisse des 




Fig. 59. 
Himmelsgewölbes in relativ kurzer Zeit stark ändern?) Selbstverständ- 
lich ist dabei wohl zu berücksichtigen, daß man nicht die Farbennuance 
des Lämpchens durch zu große Schwankungen in der Stärke des durch- 
fließenden Stromes zu sehr ändern darf. 
Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß man bei größeren Hellig- 
keiten zur Lichtabschwächung statt einer Milchglasplatte deren mehrere 
!) In dem Falle fehlt natürlich auch der aus der Figur ersichtliche Schornstein. 
2), In dieser Weise führte Jensen in Hamburg an einigen Nachmittagen und 
Abenden im Oktober 1908 Vergleichsmessungen zwischen horizontaler und zenitaler 
Helligkeit aus, die wir aber hier nicht wiedergeben können. — Bei diesem Photometer 
muß der Tubus selbstverständlich bald auf die eine, bald auf die andere der miteinander 
zu vergleichenden Himmelsstellen gerichtet werden. 
