ATO Friedr. Busch und Chr. Jensen. 
benutzen kann. Wir wollen sie mit Weber der Reihe nach mit 1, 2, 
3....7 bezeichnen. Bei geringeren Helligkeiten muß man statt des 
Milchglases Rauchglasplatten benutzen; diese bezeichnet Weber mit a, 
b usw. Bei sehr geringer Helligkeit kommt man ohne Platte aus. Ist 
nun der Apparat beispielsweise mit Platte 1 montiert, so würde die ent- 
sprechende Konstante mit CO, zu bezeichnen sein; ist er mit den Platten 
1-+2-+3-+4-+5 montiert, so hätten wir als entsprechende Konstante 
C, und so fort. Um allgemein das Verhältnis der Plattenkonstanten (% 
und CO, +1 zu bestimmen, muß man den Apparat abwechselnd bei der 
einen und bei der andern Montierung auf eine von. einer konstanten 
Lichtquelle beleuchtete Fläche richten‘). Ergäbe sich dann bei Montierung 


Zt dlens alu EDS ER (© +1) die Ablesung r2+1 und bei Benutzung 
1 Ri C 1 Yxz-+1 
der Platten 1+....x die Ablesung 72, so wäre er = sr und 
Tr x 
Y Y "+1 
demnach C2+1 = 0%, - a 
x 
Will man die Helligkeitswerte in absolutem Maße haben, so genügt 
natürlich nicht die Kenntnis der Verhältnisse der Konstanten zueinander, 
sondern man muß diese Zahlen selbst kennen. Dazu bedarf es einer 
Fläche von bestimmter Größe und genau zu bestimmender Helligkeit. 
Jensen hat gelegentlich seiner Messungen der Zenithelligkeit die Kon- 
stantenbestimmungen folgendermaßen ausgeführt: In die Wand eines 
Dunkelzimmers wurde eine Milchglastafel von gemessener Größe f ein- 
gefügt. Dieselbe wurde von außen beleuchtet. Im Dunkelzimmer stand 
eine optische Bank mit einem auf Rollen verschiebbaren Jollyschen 
Photometer, das an der einen Seite Licht von der Milchglastafel erhielt, 
während die andere Seite von der Hefnerschen Kerze belichtet wurde. 
War Ah die Flächenhelligkeit der Milchglasscheibe, war ferner », der Ab- 
stand zwischen dieser Platte und dem ‚Jollyschen Photometer, und be- 
deutete endlich r, die Distanz zwischen der Normalkerze und dem Jolly- 
schen Photometer, so war bei Einstellung des Photometers : h-f=r3”/rı?, 
woraus sich, da f direkt in gem ausgemessen wurde, 7 in primären Einheiten 
ergab. Nun richtete er das L.Webersche Photometer, vor dessen beweglichem 
Tubus die Rauchglasplatte a angebracht war, unter möglichst steilem Winkel 
gegen die so gemessene helle Fläche. Bezeichnet nun C/ die entsprechende 
Flächenhelligkeitskonstante, so war bei der Einstellung r C//r®—=h. Da 
nun h aus Af= r3”/r,” bekannt war, ergab sich in einfachster Weise 
') Bei einigermaßen konstanten Helligkeitsverhältnissen kann man sich — und 
zwar namentlich, wenn man eine Zeit wählt, in der sich die Sonnenhöhe wenig ändert — 
damit helfen, daß man den Apparat auf ein bestimmtes Himmelsstück richtet; man tut 
aber dann gut, eine möglichst große Zahl von Vergleichsmessungen für die Berechnung 
des Mittelwertes zu benutzen. 
