Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation. 7A 
id 
Das älteste, aber mit Recht noch immer vielfach angewandte Prinzip'), 
welches sich für diese Messungen verwerten läßt, ist das des Vierordtschen 
Spektralphotometers. Vierordt?) teilte bekanntlich den vertikalen Spalt am 
Ende des zum Spektroskop gehörigen Kollimators in eine obere und eine 
untere Hälfte, von denen die eine, oder auch beide durch Mikrometer- 
schrauben in beliebiger, genau meßbarer Weise erweitert, oder ver- 
enet werden können. Durch die eine Spalthälfte fallen die Strahlen 
von der einen, durch die andere die von der zweiten Lichtquelle. Von 
den im Gesichtsfelde erscheinenden, sich berührenden Spektren läßt sich 
zur Beobachtung mittels einer Okularblende der gewünschte Spektral- 
streifen abgrenzen, um das Auge vor dem störenden Einfluß des übrigen 
Spektrums zu schützen. Man muß nun die Spaltbreiten so lange ver- 
ändern, bis das obere Gesichtsfeld ebenso hell erscheint wie das untere. 
Weichen die Spaltbreiten nicht zu sehr voneinander ab, so kann man 
dann die beiden in das Rohr eintretenden Liehtmengen mit großer 
Annäherung den Spaltbreiten umgekehrt proportional setzen. Damit die 
Reinheit des Spektrums gewahrt bleibt, dürfen diese allerdings nicht 
zu groß werden. Es ist nun von H. Krüss?) darauf hingewiesen 
worden, daß ein keineswegs zu vernachlässigender Fehler entsteht, wenn 
der Spalt sich nur nach einer Seite hin öffnen läßt, weswegen er den 
Vierordtschen Spalt so einrichtete, daß sich die beiden Backen symmetrisch 
') Fraunhofer war allerdings der erste, der die relative Helligkeit verschiedener 
Teile des Spektrums zu bestimmen suchte. Seine Methode hat aber nur noch historischen 
Wert. Wie es scheint, hat Govi zuerst den Vorschlag gemacht, verschiedenartige Licht- 
quellen in der Weise miteinander zu vergleichen, daß man beider Licht spektral zerlegt 
und darauf die den entsprechenden Spektralbezirken zukommenden Helligkeiten mit- 
einander vergleicht. Er gab auch einen spektralphotometrischen Apparat an, ohne jedoch 
seine Methode genügend auszubilden (s. Govi, Note sur un photomötre analyseur, Ü. 
Rend. 50 (1860) p. 156 —158). 
?) Vierordt, Die Messung der Liehtabsorption durchsichtiger Medien mittels des 
Spektralapparates, Poggend. Ann. Bd. 20 (1870), p. 172—175; derselbe, Zur quantitativen 
Spektralanalyse, Wied. Ann. Bd. 3 (1878) p. 357—376; derselbe, Die Anwendung des 
Spektralapparates zur Photometrie der Absorptionsspektra und zur quantitativen Analyse, 
Tübingen 1873. 
®) Siehe H. Krüss, Spektralspalt mit symmetrischer Bewegung der Schneiden, Zs. 
für Analytische Chemie, 21. Jahrg. (1882), p. 182—191; G. Krüss, Über einen Universal- 
spektralapparat für qualitative und quantitative chemische Analyse, Berichte d .Deutsch. 
Chem. Ges. 191! (1886), p. 2739—2745. S. auch den Abschnitt über die Doppelspalt- 
methode S. 114—146 in „Kolorimetrie und quantitative Spektralanalyse in ihrer An- 
wendung in der Ühemie“ von Prof. Dr. G. Krüss und Dr. H. Krüss (2. Auflage bearbeitet 
von Dr. H. Krüss und Dr. P. Krüss, Hamburg und Leipzig 1909 bei Leop. Voß). In 
diesem Werk (S. 146—166) findet sich auch eine Beschreibung der nach dem Polarisations- 
prinzip konstruierten Spektrophotometer von Glazebrook, Glan, König-Martens, Crova, 
Hüfner und Wild, und daran schließt sich (S. 166 - 172) ein Vergleich der verschiedenen 
Methoden der Spektralanalyse. S. auch das Spektrophotometer von E. L. Nichols in The 
Thys..Rev., vol. 2, p: 188-141. 
