482 Friedr. Busch und Chr. Jensen. 
Arago. Später änderte Arago das im Jahre 1815 konstruierte Cyanometer 
in einen handlichen Apparat mit untereinander besser vergleichbaren 
Angaben um. Da das Instrument in dieser Gestaltung nach seinem eigenen 
Ausspruch eine Erweiterung seines von uns S. 318—320 besprochenen 
Polarimeters bildet, so wollen wir es den Lesern an der Hand der seinen 
Abhandlungen (t. X, p. 281) entnommenen Figur 61 vorführen: 
CD ist ein Blatt weißen Papiers, auf welches das Polariskop AB 
gerichtet ist. Das von dem Papier ausgehende Licht geht, bevor es ins 
Polarimeter fällt, durch den Glasplattensatz EF\, dessen Neigung zur Achse 
des Polariskops mittels des Teilkreises @F7 meßbar verändert werden kann, 
und wird hierdurch polarisiert. Die Stärke dieser Polarisation ändert 
sich mit der Neigung von EF. 
Die wesentlichen Bestandteile des Polariskops bestehen in einer 
senkrecht zur Achse geschnittenen Bergkristallplatte und einem vor dem 
Auge des Beobachters befindlichen, doppeltbrechenden Prisma, durch 
welches das die Kristallplatte durchsetzende polarisierte Licht zerlegt 
wird. Unter den Farben, welche so bei Drehung des Prismas um seine 
Achse entstehen, wollte Arago auch die Nuance der blauen Himmels- 
farbe gefunden haben. Je mehr sich das auffallende polarisierte Licht 
dem neutralen nähert, um so matter werden die Farben, das heißt, um 
so mehr weißes Licht wird ihnen beigemischt, und so hatte Arago es in 
der Hand, durch die Drehung des Glasplattensatzes die Sättigung der 
blauen Farbe meßbar zu variieren, bis er sie möglichst zur Deckung mit 
der jeweilig vorhandenen Farbe der anvisierten Himmelsstelle gebracht 
hatte. Fand er etwa — natürlich gleiche Glassorte und Plattenzahl vor- 
ausgesetzt — bei einer zu einer späteren Zeit vorgenommenen Himmels- 
prüfung dieselbe Neigung des Satzes, so schloß er daraus auf den 
nämlichen Farbensättigungsgrad wie im erstgenannten Falle Hier- 
bei möchten wir übrigens nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß 
auch hier — wenn auch in geringerem Grade — eine nicht ohne 
weiteres zu vernachlässigende Fehlerquelle insofern in Frage kommen 
dürfte, als doch wohl die zum Vergleich benutzte Farbennuance des 
sogenannten weißen Schirmes nicht ganz unabhängig von dem jeweilig 
herrschenden Farbenton des Himmels sein kann. Denn der Farbenton 
des gesamten, zur Beleuchtung des Schirmes benutzten Tageslichtes 
hängt offenbar bis zu einem nicht ganz geringen Grade von dem des 
Himmels ab. 
Wie es scheint, hat Arago bei dem hier abgebildeten Instrument 
geringfügige Modifikationen angebracht. In erheblicherer Weise aber 
wurde es erst durch Peltier') geändert, der es auch so montierte, daß 
') Peltier, De la eyanome6trie et de la polarimötrie atmospherique, ou notice sur 
les additions et les changements faits au ceyanopolariscope de Mr. Arago pour le rendre 
