492 Friedr. Busch und Chr. Jensen. 
Man wird ohne weiteres zugeben müssen, daß Unter- 
suchungen dieser Art von allen Strahlungsmessungen in die 
allernächste Beziehung zu den sieh bis jetzt gänzlich auf die 
sichtbare Wirkung des Spektrums beschränkenden atmo- 
sphärischen Polarisationsbeobachtungen treten, und man wird 
sie in Zukunft erheblich mehr berücksichtigen müssen, alses 
bis jetzt geschehen ist. 
Wir wollen nun in gedrängter Kürze, unter Beschränkung 
auf eine Nennung der wesentlichsten Prinzipien, einige Apparate für die 
Messung der Sonnenstrahlung anführen, die, dem jeweiligen Zweck ent- 
sprechend, gut empfohlen werden können. Dabei fassen wir zunächst die 
auf der Wärmewirkung beruhenden Instrumente ins Auge. 
Seit einigen Jahren liegt in dem Ängstr ömschen Kompen- 
sations-Pyrheliometer') einausgezeichneter Apparat vor, der 
schon in einer beträchtlichen Zahl von Exemplaren über die Erde verbreitet 
ist. Das Instrument besteht im wesentlichen aus folgenden Teilen : Zwei gleich 
schmale Streifen aus Manganin (Nickel-Kupfer-Mangan-Verbindung) von der 
Dicke einiger tausendstel Millimeter sind auf der einen Seite berußt. Der eine 
derselben wird jeweilig der Sonnenstrahlung ausgesetzt, während gleichzeitig 
der andere von einem in seiner Stärke regulierbaren elektrischen Strom durch- 
flossen wird. Die so erwärmten Streifen wirken nun in geeigneter Weise 
auf zwei gegeneinander geschaltete Thermosäulen, in deren Strom- 
kreis sich ein Galvanometer befindet, dessen Empfindlichkeit sich durch einen 
Nebenschluß bequem regulieren läßt. Ist nun die dem einen Streifen 
durch Strahlung zugeführte Wärmemenge genau gleich der dem andern in 
gleicher Zeit durch den elektrischen Strom zugeführten Energie, so wird 
der Galvanometerausschlag gleich Null?). Die durch den Strom zugeführte 
Energiemenge läßt sich nun in einfachster Weise berechnen, und damit ist 
unmittelbar auch die durch Strahlung zugeführte gegeben. Bei Temperatur- 
gleichheit der beiden Streifen sind die Korrektionen für Wärmeabgabe durch 

’) Knut Ängström, Über absolute Bestimmungen der Wärmestrahlung mit dem 
elektrischen Kompensationspyrheliometer, nebst einigen Beispielen der Anwendung dieses 
Instrumentes, Wied. Ann., Bd. 67 (1899), p. 633—648. Siehe ferner K. Ängström, Nova 
Acta Reg. soc. seient. Upsal. (3) vom Juni 1893; The Physical Review 1 (1893), p. 365 
372; Astrophysical Journal, vol.9 (1899), p. 334; Met. Zs. 18 (1901), p. 174—176 und 
185—189. Ferner: K. Ängström, Intensit6 de la Radiation Solaire. Recherches faites 
a Teneriffe, 1895 et 1896. Upsal, 1900. Ferner: C. F. Marvin, The measurement of 
sunshine and the preliminary examination of Ängströms pyrheliometer, Monthly Weather 
Review, October 1901; Harvey N. Davis, Observations of solar radiation with the 
Äneström pyrheliometer at Providence, R.I., Monthly Weather Review, 1903. 
?) Das Ängströmsche Kompensations-Pyrheliometer wird geliefert von der Firma 
J. L. Rose in Upsala (Aktienges.). Die zu den Apparaten nötigen Galvanometer bezieht 
die Gesellschaft von der Firma Siemens & Halske in Berlin. 
