Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation. 493 
Strahlung, Konvektion und Leitung prinzipiell einander gleich und brauchen 
daher nieht berücksichtigt zu werden. Die Fehlergrenze des Apparates gibt 
Ängström bei geeigneter Aufstellung im Observatorium mit 2 Prozent im 
Maximum an, und die Oxforder Konferenz der „International Union for 
Cooperation in Solar Research“ setzte in ihren Beschlüssen das Kom- 
pensations-Pyrheliometer als Normalinstrument für Wärmestrahlungs- 
messungen der Sonne fest). 
Schließlich sei hier noch erwähnt, daß Scheiner, abgesehen von anderen 
Verbesserungen, die Metallstreifen und die Thermosäulen des Ängströmschen 
Apparates in eine kugelförmige Metallhülle mit sehr kleiner Öffnung ein- 
gebaut hat, um einmal durch die Herstellung eines sogenannten „schwarzen 
Körpers“ für eine möglichst vollständige Absorption der auffallenden Strahlen 
zu sorgen, und um außerdem einen Schutz gegen Wind zu haben. 
Der außerordentlich hohe Wert von Sonnenstrahlungsmessungen ist in 
den letzten Jahren mehr und mehr erkannt worden, und es soll schon 
vielfach in meteorologischen Kreisen der Wunsch zutage getreten sein, 
daß sie in die Reihe der täglichen Terminbeobachtungen gestellt werden. 
Dies hat W. A. Michelson zur Konstruktion seines Lamellenakti- 
nometers?) geführt. Die Messung ist bei diesem Instrument nicht im 
entferntesten so zeitraubend wie bei dem von Ängström angegebenen 
sowie überhaupt bei allen den Apparaten, bei denen mit der absoluten, 
rein kalorimetrischen Methode genaue Resultate geliefert werden sollen. 
Anderseits verbürgt es in durchaus befriedigender Weise zuverlässige 
relative Werte. Dazu kommt, daß dies Aktinometer im Gegensatze zum 
Kompensations-Pyrheliometer?) trotz außerordentlicher Empfindlich- 
keit keine erschütterunesfreie Aufstellung benötigt und nur von 
geringem Umfang ist. Auf Grund einer uns von durchaus zuständiger 
Seite gewordenen Auskunft können wir den Apparat auch sehr für 
Beobachtungen vom Ballon aus empfehlen. Zur Umrechnung der 
mit diesem Aktinometer gefundenen Zahlen in absolute Werte hat man 
nur nötig, von Zeit zu Zeit durch Vergleich mit dem Ängströmschen 
Apparat eine Bestimmung des Reduktionsfaktors vorzunehmen. So bildet 
dies Aktinometer eine ganz vorzügliche Ergänzung zu dem von Äneström 
angegebenen Instrument. Das Prinzip desselben ist kurz folgendes: Ein 
äußerst dünnes und schmales bimetallisches?) Plättchen, welches beiderseits 

1) Transactions of the International Union for Cooperation in Solar Research, 
voll m72ole 
?) W.A. Michelson, Ein neues Aktinometer, Phys. Zs., 9. Jahrg. (1908), p. 18—24. 
S. auch Met. Zs. 1908, p.246. Der Apparat wird geliefert von den Herren Tauber, 
Zwietkoff & Co. in Moskau (Rußland), Pokkowka 47. 
>) Auf einem 0,025 mm dicken Platinblech wurde nach Michelsons Beschreibung aus 
einer Kupfervitriollösung auf der einen Seite eine nahezu ebenso dicke Kupferschicht 
niedergeschlagen. 
