494 Friedr. Busch und Chr. Jensen. 
schwarz platiniert und in der Achse eines massiven, durchbohrten Kupfer- 
zylinders befestigt ist, wird durch einen seitlichen Spalt bestrahlt. Die 
durch die Bestrahlung bewirkte Verbiegung dieser Lamelle wird durch 
Spiegelung auf eine Okularmikrometer-Skala übertragen und in den Skalen- 
teilen abgelesen, indem die bloße Ablesung eine der Energiestrahlung pro- 
portionale Größe liefert'). 
Will man nun die den einzelnen Wellenlängen der Sonnenstrahlen 
zukommende Wärmewirkung untersuchen, so kann man sich in ähnlicher 
Weise, wie Langley es tat, eines Bolometers?) bedienen. Die Konstruktion 
dieses Instrumentcehens, dessen Prinzip bereits von Svanberg?) angewandt, 
das aber erst durch Langley*) zu großer Vollkommenheit gebracht worden 
ist, beruht bekanntlich auf dem Gesetze, daß der elektrische Wider- 
stand von Metalldrähten mit der Temperatur zunimmt. Der wesentlichste 
Teil des Apparates, wie er bisher hauptsächlich benutzt wurde, besteht aus 
einem dünnen geschwärzten Draht oder Streifen, der in den Zweigen einer 
Wheatstoneschen Brücke eingeschaltet ist. Die 4 Zweige der Brücke sind 
so abgeglichen, daß ein in dieselbe eingeschaltetes, möglichst empfind- 
liches Galvanometer keinen Ausschlag gibt, solange keine Bestrahlung 
erfolgt. Sobald aber der geschwärzte Draht bestrahlt und dadurch 
erwärmt wird, ändert sich das Widerstandsverhältnis der Brückenzweige, 
und das Galvanometer zeigt einen mehr oder weniger starken Strom an. 
Dabei sind die Ausschläge, falls immer nur mit bestimmten Wellenlängen 
gearbeitet wird, so gering, daß man die Größe der vom Draht absorbierten 
Energie ohne allzu großen Fehler der Galvanometerablesung proportional 
setzen kann. Die Methode ist nach H. Kayser so fein, daß man bei Ver- 
wendung sehr empfindlicher Galvanometer mit den besten Bolometern eine 
Temperaturerhöhung von weniger als 0,000001° Cels. messen kann?). 

') Eine sehr wertvolle Abhandlung über Wärmestrahlungs-Meßapparate ist folgende: 
0. D. Chwolson, Der gegenwärtige Stand der Aktinometrie, Repertorium für Meteorol. 15, 
Nr. 1 (1892); dieselbe Arbeit findet sich in russischer Sprache im „Sapiski, der Kais. 
Akad. d. Wiss. zu St. Petersb., Nr. 4.“ 
?) Literaturangaben usw. über das Bolometer wolle man aus folgenden Werken er- 
sehen: Winkelmann, Handbuch der Physik, 2. Auflage, Bd. 6, Leipzig 1906, p. 691; H. 
Kaysers Handbuch der Spektroskopie, Bd. 1, p. 663—688; O0. D. Chwolsons Lehrbuch der 
Physik, Bd. 2 (Braunschweig 1904), p. 163; Müller-Pouillets Lehrb. d. Phys., 10. Auflage, 
Bd. 2 (1907), p. 609—611. 
°») A. F. Svanberg, Über Messung des Leitungswiderstandes für elektrische Ströme 
und über ein galvanisches Differentialthermometer, Poggend. Annal. 84 (1851), p. 411—418. 
') Über Langleys erste Versuche mit dem Bolometer siehe „The Actinie balance“ 
in Amer. Journal, ser. 3, vol. 21 (1881), p. 187—198; ferner Proc. Amer. Acad. 16 (1881), 
p: 342—358. Siehe auch S. P. Langley, Le bolometre, Ann. Chim. Phys., vol. 24 (1881), 
p- 275— 284. — Für die deutschen Leser sei noch verwiesen auf einen Auszug der Zs. 
f. Instr. 4 (1884), p. 27— 30. 
°) Siehe hier die ausgezeichneten Untersuchungen von F. Paschen, und zwar vor 
