Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation. 495 
Läßt man nun in geeigneter Weise nach und nach die verschiedenen 
Wellenlängen des Sonnenspektrums auf das Bolometer wirken, so zeigt 
das Galvanometer in jedem Augenblick an, wie eroß die auf den 
geschwärzten Draht wirkende Strahlungsintensität ist; ja, es läßt sich aus 
der Größe des Ausschlages nicht nur entnehmen, wo eine Fraunhofer- 
sche Linie liegt, sondern auch, wie dunkel sie ist, so daß man mittels 
einer solehen Methode die Energiekurve des Spektrums gewinnen kann. 
Da nun die Strahlung stark abhängig vom Sonnenstande und von 
den oft rasch wechselnden atmosphärischen Verhältnissen ist, so ist 
es zur Erlangung einer richtigen Kenntnis der Energieverteilung im 
Spektrum mehr als erwünscht, die zeitraubende subjektive Beobachtungs- 
methode durch die schneller arbeitende Registriermethode zu ersetzen. 
Diese Erwägung führte Langley im Jahre 1894 zur Konstruktion seines 
Bolographen. Bei diesem Apparat wird das Prisma durch ein Uhrwerk 
gedreht, so daß das ganze Spektrum im Laufe einer gewissen Zeit über 
das Bolometer hinwegläuft; gleichzeitig wird durch das nämliche Uhrwerk 
die photographische Platte, durch welche die Galvanometerausschläge 
fixiert werden, in einer zu den Galvanometerausschlägen senkrechten 
Richtung fortbewegt, so daß nach der Entwickelung genau zu ersehen 
ist, welcher Stellung des Prismas — das heißt also welcher Wellenlänge — 
ein bestimmter Galvanometerausschlag zukommt. Ängström'!) hat die 
Methode so abgeändert, daß sie auch von Beobachtern angewandt werden 
kann, die über geringere Mittel verfügen, als Langley es tat. 
Man darf sich allerdings nicht die Schwierigkeiten verhehlen, die 
sich einer richtigen Auswertung der Kurven entgegenstellen. Einmal ist 
die Trägheit der Galvanometernadel zu beachten, deren Stellung außer 
vom jeweiligen Widerstande des Bolometers auch von der Widerstands- 
änderung abhängt. Dies macht zum mindesten eine zweite, in umge- 
kehrter Richtung erfolgende Aufnahme nötig, so daß man sich den wahren 
Werten erst durch die Bildung der Mittel aus zwei Kurven nähern würde. 
Zum andern wird fast von sämtlichen Beobachtern, welche Messungen 
mit dem Bolometer ausführten, über die als „drift“ bezeichnete ständige 
Bewegung der Nadel geklagt. Über die mutmaßliche Ursache dieser 
Erscheinung können wir uns hier nicht verbreiten und wollen nur noch 
mitteilen, daß sie sich nach Abbots Mitteilungen?) im Langleyschen 
Observatorium durch gewisse Maßregeln schließlich beseitigen ließ. 
Selbstverständlich läßt sich das Bolometer auch für eine Untersuchung 

allem „F. Paschen, Bolometrische Untersuchungen im Gitterspektrum, Wied. Ann. 48 (1895), 
P-272-—306. 
1) Siehe Nova acta Upsal. 3 (1895), p. 1-4, und The Physical Review 3 (1895), 
plan 1A 
?) Ann. Rep. of the Smithson. Inst. 1896, p. 68—73. 
