496 Friedr. Busch und Chr. Jensen. 
der Energie der Gesamtstrahlung des Spektrums verwenden. Um absolute 
Werte zu erhalten, würde man dann zweckmäßig das Instrumentchen 
mit dem Kompensations-Pyrheliometer eichen. Allerdings darf hinsichtlich 
der Auswertung der gewonnenen Zahlen eine darin beruhende Schwierig- 
keit nicht übersehen werden, daß eigentlich die Temperatur der drei nicht 
bestrahlten Brückenzweige während der Beobachtung konstant gehalten 
werden müßte"), was aber in der Praxis kaum zu erreichen ist. Überhaupt 
ist die Theorie des Bolometers keineswegs so einfach, wie man auf den 
ersten Augenblick meinen sollte, und es haben sich verschiedene Forscher, 
so vor allem Reid?) sowie Lummer und Kurlbaum?), ausführlich mit ihr 
beschäftigt. Wir können aber auf diesen Punkt sowie auf die Umgestaltung 
bezw. Vervollkommnung des Bolometers durch eine Reihe bedeutender 
Physiker hier nicht näher eingehen. Daher sei nur noch erinnert an die 
bolometrischen Untersuchungen von K. Ängström‘), W.H. Julius?), Rubens®) 
und R. v. Helmholtz‘), welch letzterer auf den Rat von W. Siemens 
zur Verdoppelung des (Galvanometerausschlages die Konstruktion dahin 
abänderte, daß zwei einander gegenüberliegende Brückenzweige gleichzeitig 
der zu messenden Strahlung ausgesetzt werden. 
Hinsichtlich der Thermosäulen sei im wesentlichen nur darauf aufmerk- 
sam gemacht, daß erst Rubens?) durch seine Verwendung von äußerst dünnen 
Eisen- und Konstantandrähten die Benutzung sehr empfindlicher Galvano- 
meter bei Strahlungsmessungen ermöglicht hat. Er erreichte durch seine 
Anordnung einmal, daß sämtliche temperaturempfindlichen Teile dicht auf 
einen Raum Konstanter Temperatur zusammengedrängt waren, so daß eine 
sichere Null-Lage geschaffen wurde; zum andern wurde durch die relativ 

') Diese Schwierigkeit umgeht M. Seddig dadurch, daß er bei einem besonders 
konstruierten Bolometer gleichzeitig alle vier Brückenzweige bestrahlt. Es sind hier je 
zwei einander gegenüberliegende Zweige aus Material von positivem oder negativem 
Temperaturkoeffizienten (Kohle, Eisen) hergestellt, so daß die Wirkungen der Be- 
strahlung von je zwei Zweigen einander verstärken. Das Instrumentchen soll sehr empfind- 
lich sein, indem von der Erreichbarkeit einer Empfindlichkeit von etwa 0,0000005° Cels. 
berichtet wird. Die Herstellung desselben ist der Firma „C. Leybolds Nachfolger in 
Cöln a. Rhein“ übergeben worden. — Siehe hierzu Verhandlungen d. Deutsch. Phys. Ges. 
1911, p. 53—57, und Zs. £. d. Phys. u. Chem. Unterr., Bd. 24 (1911), p. 163—-164. 
?) Siehe H. F. Reid, Amer. Journ., 3. Ser., Bd. 35 (1888). p. 160 u. ff. 
®) Siehe 0. Lummer und F. Kurlbaum, Wied. Ann. 46 (1892), p. 204—224. 
*) Wied. Ann. 26 (1885), p. 253—287, u. Upsala Univers. Ärskrift 1885. 
») W.H. Julius, Arch. Neerl. 22 (1888), p. 310—384. 
°) Wied. Ann. 37 (1889), p. 249—268. 
) Verhandlungen d. Deutsch. Phys. Ges. von 1888, p. 71—73. 
>) H. Rubens, Über eine neue Thermosäule, Zs. f. Instr. 18 (1898), p. 65—69, und 
Zs. f. Phys. u. Chem. Unterr. 11 (1898), p. 126—130. — Weiteres über Thermosäulen usw. 
wolle der Leser aus den genannten Lehr- bezw. Handbüchern von Chwolson, Kayser, 
Müller-Pouillet und Winkelmann ersehen. 
