Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation. 499 
Sonne benutzte Zinkkugelphotometer beruht bekanntlich auf dem Hallwachs- 
effekt, das heißt auf der Entladung negativ geladener Körper durch Licht. 
Diese Wirkung des Sonnen- und Tageslichtes fanden Elster und Geitel 
besonders deutlich wahrnehmbar und leicht meßbar bei Flächen von 
amalgamiertem Zink. Die wesentlichsten Teile des Apparates sind ein 
Exnersches Elektroskop mit Spiegelskala, die damit in leitender Ver- 
bindung stehende, den Sonnenstrahlen auszusetzende Zinkkugel und der 
mit letzterer in Verbindung stehende Luftkondensator. Das die Zinkkugel 
enthaltende Rohr läßt sich mit Hilfe eines Diopters so einstellen, daß die 
Sonnenstrahlen axial einfallen, wobei sich die scheinbare Sonnenhöhe mittels 
eines Gradbogens auf etwa '/» Grad genau einstellen lassen soll. Das Elektro- 
skop wird bei Beginn der Beobachtungen auf ein bestimmtes negatives 
Anfangspotential gebracht; dann läßt man das Sonnenlicht eine genau 
gemessene Zahl von Sekunden auf die Kugel wirken, und unter Berück- 
sichtigung der gewöhnlichen, nicht photoelektrischen Zerstreuung ergeben 
sich aus dem durch die Liehtwirkung allein bewirkten, aus der Divergenz 
der Elektroskopblättchen ersichtlichen Potentialabfall in einfacher Weise 
die jeweilig geltenden Strahlungswerte. Diese sind natürlich zunächst 
nur relativ, da die Wirkungsgröße von den Dimensionen und der 
Öberflächenbeschaffenheit der lichtempfindlichen Fläche und von der 
Kapazität des geladenen Systems — die ihrerseits wieder durch die 
Dimensionen des Elektroskops und des Kondensators usw. bedingt ist — 
abhängen. Dabei sei noch erwähnt, daß die von Elster und Geitel 
befolgte Methode, wie aus sorgfältigsten Untersuchungen hervorging, eine 
durchaus befriedigende Konstanz der Lichtempfindlichkeit garantiert. 
Weiteres muß aus den Arbeiten dieser Beobachter ersehen werden’). 
Nur möchten wir hier noch kurz darauf aufmerksam machen, daß 
sich die Strahlungswirkung des Zinkkugelphotometers nicht absolut auf 
den unsichtbaren Teil der kürzeren Wellen beschränkt. Wenn sie aber 
auch ein wenig ins Violette hinübergreift, so ist das um so bedeutungs- 
loser, als die starke Wirkung der ultravioletten Strahlen weit hinein 
ins unsichtbare Spektrum reicht. Praktisch genommen kann man 
daher mit Recht von der Messung der Intensität der ultra- 
violetten Strahlen sprechen. 
Im Anschluß hieran sei noch kurz eines ebenfalls von Elster 
und Geitel angegebenen photoelektrischen Photometers gedacht, bei 
welchem das bei dem eben besprochenen Instrument verwandte Elektroskop 
1) J. Elster und H. Geitel, Über eine verbesserte Form des Zinkkugelphotometers 
zur Bestimmung der ultravioletten Sonnenstrahlung, Phys. Zs., Bd.5 (1904), p. 238 —241. — 
Geliefert wird der Apparat von der Firma Günther & Tegetmeyer in Braunschweig. 
Nach uns freundlichst von der Firma zugegangener Mitteilung stehen für die nächste 
Zukunft weitere Verbesserungen an demselben in Aussicht. 
= 
15 
* 
