502 Friedr. Busch und Chr. Jensen. 
der Ägide von Professor Aßmann stehenden meteorologischen Veran- 
staltungen gelegentlich des im Mai des verflossenen Jahres erwarteten 
Durchganges der Erde durch den Schweif des Halleyschen Kometen dürften 
wohl durchweg gezeigt haben, daß diese Messungen sich ohne allzu große 
Mühe selbst im Ballon ausführen lassen, wenn man nur einigermaßen im 
Beobachten eingeübt ist. 
Die Methode des Staubzählens beruht darauf, daß durch plötzliche 
Ausdehnung und dadurch hervorgerufene Abkühlung feuchter Luft Über- 
sättigung derselben eintritt, und daß sich daher der Wasserdampf auf 
den Staubteilchen als festen Kernen niederschlägt. Der Beschreibung der 
ersten Aitkenschen Versuche!) folgte sehr bald eine wesentliche Ver- 
besserung und Vereinfachung des Apparates?). Ohne irgendwelche prin- 
zipielle Änderungen vorzunehmen, hat Lüdeling später einige technische 
Verbesserungen an dem Instrumentehen angebracht, so daß das Arbeiten 
damit wesentlich bequemer geworden ist als früher. Nach seinen Angaben 
baut die Firma G. Schulze in Potsdam (Viktoriastraße 50) den Aitkenschen 
Staubzähler. Ihrem Entgegenkommen verdanken wir nebenstehende Ab- 
bildungen des Apparates, auf dessen Wirksamkeit wir deswegen etwas 
näher eingehen möchten, weil eine genaue Beschreibung desselben relativ 
schwer zugänglich zu sein scheint. 
Die Figuren unterscheiden sich im wesentlichen nur durch die 
Stellung des Hahnes A, indem in Fig. 62a die Verbindung des Rezipienten R 
mit dem Pumpenstiefel Z hergestellt ist, wogegen R und Z in Fig. 62b 
beide (durch das Loch, welches durch den von O ausgehenden Strich 
sekennzeichnet ist) mit der Außenluft kommunizieren. Die vertikalen 
Wände des Rezipienten sowie die des darin befindlichen, aus den Figuren 
nicht ersichtlichen Mischungsflügels sind mit Fließpapier überzogen, 
welches vor den Versuchen zu befeuchten ist, damit die beim Schütteln 
des Instrumentes durchgemischte Luft in R gehörig mit Feuchtigkeit 
gesättigt wird. Die durch die Expansion der Luft und die dadurch 
herbeigeführte Abkühlung gebildeten Wassertröpfchen fallen auf ein mittels 
eines Schlüssels bequem ein- und abschraubbares, mit einer Teilung in 
@Quadratmillimeter versehenes Zählglas, das den Boden von R einnimmt. 
Das Zählen der fallenden Tröpfehen geschieht mittels der Lupe M, indem 
man bei stärkerem Tropfenfall eine Fläche von 1 und bei geringerem 

') J. Aitken, On the number of dust particles in the atmosphere; Nature, vol. 37 
(1887/88), p. 428—430; Edinb. Proceed., vol. 15 (1887/88); Sillim. Amer. Journ. (3), 
vol. 35 (1888), p. 413—414; F. d. Phys. 44T (1888), p. 253—254; Naturw. Rdsch., Bd. 3 
(1888), p. 356—357. — Dasselbe in ausführlicheren Mitteilungen siehe in Edinb. Trans- 
act., vol. 35 [1], p. 1-19 (1887). 
?) J. Aitken, On improvements in the apparatus for counting the dust particles in 
the atmosphere; Edinb. Proceed., vol. 16 (1888/89), p. 135—172; Wiedem. Beibl., vol. 13 
(1889), p. 984—986; F. d. Phys. 451 (1889), p. 195—196. 
