Tatsachen und Theorien der atmosphärischen Polarisation. 503 
etwa eine solche von 4 Quadratmillimetern ins Auge faßt. Der Spiegel Sp 
dient zur Beleuchtung des Gesichtsfeldes. Der mit dem Kolben verbundene 
Schieber 5 gleitet längs einer Skala, welche so graduiert ist, daß man aus 
seiner Stellung unmittelbar das jeweilige Verhältnis der in R und in Z 
- befindlichen Luftvolumina entnehmen kann. 
Der eigentlichen Messung geht die Reinigung des Rezipienten vor- 
aus, da die quantitative Bestimmung natürlich erst dann erfolgen kann, 
wenn aller Staub zu Boden geschlagen ist. Man befeuchtet zu dem Ende 
zunächst das Löschpapier, läßt dann die volle Außenluft hinein (Stellung 
des Hahnes 7 wie in Fig. 62a), mischt sie gehörig durcheinander, verschließt 

Fig. 62b. 
nach außen und beginnt darauf mit dem Pumpen, indem natürlich vorher 
R mit Z zu verbinden ist (Stellung des Hahnes 4 wie soeben). Meist 
erscheint nach dem ersten Kolbenzuge ein feiner weißer Hauch von zahl- 
losen winzigen Tröpfehen im Gesichtsfelde. Bei den folgenden Zügen 
werden die an Zahl mehr und mehr abnehmenden Tröpfehen größer und 
größer. Wenn nichts mehr fällt, kann man mit der eigentlichen Messung 
beginnen. 
Wenn man bei dieser — selbstverständlich die Verbindung von R 
mit Z durch Hahn H vorausgesetzt — den Schieber $ bis zu einem be- 
stimmten Teilstrich der graduierten Röhre, beispielsweise bis '/ıs, herunter- 
zieht, so schafft man '/ıs vom Luftvolumen des Rezipienten aus diesem in die 
Pumpe. Schaltet man dann H um, so wird dieser Bruchteil ("/ıs) vom 
Volumen des Rezipienten durch die von außen zuströmende, zu unter- 
suchende staubhaltige Luft ersetzt, so daß sich nunmehr in & '/ıs staub- 
