504 Friedr. Busch und Chr. Jensen. 
haltige und !%/ıs staubfreie Luft befinden. Man muß nun 5 nach oben 
schieben, so daß die überm Kolben befindliche Luft durch das mit O 
bezeichnete Loch nach außen geführt wird. Dann schaltet man den Hahn 
wieder um und beginnt nach Mischung der gereinisten und der staub- 
haltigen Luft im Rezipienten und nach richtiger Einstellung des Spiegels 
mit dem Pumpen, indem man bei jedem Zuge die Zahl der auf einen oder 
mehrere Quadratmillimeter niederfallenden Tröpfehen bestimmt. Nach der 
Vorschrift Aitkens ist das Verhältnis zwischen dem Volumen der staub- 
haltigen und der gereinigten Luft im Rezipienten am besten so zu wählen, 
daß die Zahl der auf 1 Quadratmillimeter niederfallenden Tröpfchen 
zwischen 1 und 6 schwankt. Aus einer Mehrzahl von Messungen entnimmt 
man das Mittel und kann unter Berücksichtigung der Höhe (1 cm) des 
Rezipienten leicht berechnen, wieviel Tröpfehen gefallen wären, d.h. 
unter der Voraussetzung, daß jeder Tropfen einen Konden- 
sationskern enthält, wie viele Kerne auf 1 Kubikzentimeter kommen 
würden, wenn man die äußere Luft völlig zugelassen hätte). 
Mittels seines Staubzählers konnte Aitken nachweisen, daß die Atmo- 
sphäre ceteris paribus nach einem langen Regen oder Schneefall am 
wenigsten Staub enthält. So fand er beispielsweise im Freien nach Nacht- 
regen 32000, im Freien nach schönem, trockenem Wetter 130 000 Kerne 
pro Kubikzentimeter, was ganz verständlich erscheint, wenn man bedenkt, 
daß offenbar ein großer Teil von Staubteilchen durch starke Niederschläge 
aus der Atmosphäre entfernt wird?). Während er bei den ersten Ver- 
suchen mit dem verbesserten Apparat?) im Minimum 500 Teilchen für 
das Kubikzentimeter errechnet hatte, fand er auf dem gegen 1350 Meter 
hohen Ben Nevis die Zahl 1260%. Für den nämlichen Berg fand Rankin?) 
sogar ein Minimum von nur 50 Teilchen pro gem. Zum Vereleich hier- 
mit sei erwähnt, daß Aitken für die Luft über einer Bunsenflamme nicht 
weniger als 30 000 000 Staubkerne pro qem bestimmte. 
Außerordentlich interessant sind seine eingehenden Untersuchungen 
über den Zusammenhang zwischen dem Staubgehalt der Atmosphäre und 
sonstigen meteorologischen Phänomenen‘), wobei wir in erster Linie an 

') Es ist bei diesen Messungen sehr darauf zu achten, daß nicht 
nur Kolben und Hähne, sondern daß auch die zu verschraubenden 
Teile des Apparates (oberer und unterer Boden des Rezipienten) gut 
dicht sind. 
?) Siehe Literatur hierzu Anm. 1 zu p. 502. 
°) Siehe Literatur dazu Anm. 2 zu p. 502. 
‘) Siehe Nature 40 (1889), p. 350—351, und Met. Zs. 6 (1889), p. 400. 
A. Rankin, Les poussieres de l’air au sommet du Ben Nevis, Öiel et Terre und 
Rev. scientif. (3), vol. 20 (1890), p. 817. Siehe auch Nature 45, p. 582—584, und F. d. 
Phys. 4611 (1890), p. 257. 
°) Siehe J. Aitken, On the number of dust particles in the atmosphere of certain 
