342 Sternwarte. 



Iiistniiiiont er/.ielt werden. Dieselben betrafen last ausschließlich Revisionen 

 von Örtern veränderlicher Sterne für den von Dr. Grajf vorbereiteten 

 I'ositionskatalog. Im April unternahm Dr. Schwaßmann gemeinsam mit 

 Dr. Graff eine Untersuchung der beiden Objektive des Aquatorials (Merz 

 und Schröder) nach der Hartmannscheu Methode unter Benutzung einer 

 entsprechenden Lochblende. Hierbei erwiesen sich die Zonenfehler und 

 insbesondere das sekundäre Spektrum bei dem Schröderschen Objektiv als 

 so beträchtlich, daß von seiner Benutzung auch in der Zukunft Abstand 

 genommen werden soll. Das Merzsche Objektiv, welches in den letzten 

 Jahren ausschließlich benutzt wurde, zeigte keine auffälligeren Fehler. 

 Dieses Objektiv wurde nach Abnahme des Aipiatorials von der Firma Carl 

 Zeiß in Jena gereinigt und neu zentriert. Das transportable Durchgangs- 

 instrument von IJepsold wurde im Sommer bereits nach Bergedorf gebracht 

 und erhielt auf dem Mirenlinsenpfeiler des Meridiankreisbaues eine vor- 

 läufige Aufstellung. Im Dezember 1908 begann an diesem Instrument 

 Dr. Dolherr/ im Anschluß an die Polhöhenbestimmung der alten Sternwarte 

 am Holstenwall eine Beobachtungsreihe nach der HoiTebow-Talcottschen 

 Methode zwecks Bestimmung der Polhöhe der neuen Sternwarte. 



VI. Zeitdienst. 



Die tägliche telegraphische Vergleichung der auf den beiden Reichs- 

 Zeitballstationen in Cuxhaven und Bremerhaven aufgestellten Pendeluhren, 

 Tiede 420 und 425, sowie die Abgabe eines täglichen Zeitsignals an die 

 hiesige Pohzei-Telegraphen-Zentrale im Stadthause wurde in der bisherigen 

 Weise fortgeführt. — Die tägliche Auslösung des auf dem Turm des 

 Kaispeichers A im hiesigen Hafen aufgestellten Zeitballs wurde von einer 

 der Pendeluhren Straßer und Rohde 170 oder 296 selbsttätig ausgeführt. 

 Von den 366 Signalen des hiesigen Zeitballs erfolgten 358 richtig; 5 konnten 

 wegen Versagens des Auslösemechanismus nicht erteilt werden; 2 mal er- 

 folgte das Signal unrichtig wegen eines (durch unrichtige Angabe der auf dem 

 Zeitballturm befindlichen Decksuhr veranlaßten) Irrtums des dort bediensteten 

 Telegrai^henbeamten und 1 mal falsch infolge einer Störung in den Sclialt- 

 vorrichtungeu der Sternwarte; nach diesen Fehlfällen wurde stets der 

 Störungsball aufgezogen. Die mittlere Abweichung der erteilten Signale von 

 der richtigen Greenwich-Zeit betrug 0,22 Sekunden. — Von den 732 

 Zeitballsignalen in Cuxhaven konnten 2 wegen eines Bruchs des Gewichts- 

 taues und 1 wegen Rauhfrostes nicht erteilt werden ; 1 Signal (am 27. Sep- 

 tember um 12 Uhr) erfolgte wegen einer Störung des Auslöserelais um 

 1 Minute zu früh. Die übrigen 728 Signale erfolgten richtig und ordnungs- 

 gemäß. Das Mittel der erteilten Signale — dieselben werden bei allen Reichs- 



