10 AUWERS: 
Der Gebrauch eines Formulars mit fünf verschiedenen Columnen für 
(die Fäden muls als unzweckmälsig bezeichnet werden: die sehr häufig in 
len Bessel’schen Zonen vorkommenden Fehler von ı Intervall würden wohl 
in weitaus gerolser Mehrzahl vermieden worden sein, wenn der Beobachter 
die Antritte in einer einzigen Columne unter einander, jedesmal mit ausdrück- 
licher Bezeichnung des benutzten Fadens niedergeschrieben hätte. Allein in 
den vorliegenden 14 Zonen finden sich 30 Fälle, in denen die Reduetion 
und Vergleichung ergibt, dafs der Eintrag in die Nebeneolumne übertragen 
werden muls; aulserdem kommen noch einige Fälle vor, wo der Beoh- 
achter noch während des Niederschreibens sein Versehen gewahr geworden 
ist und die Berichtigung gleich ausgeführt hat. 
Die den eingestellten Theilstriech nachweisende erste Columne der »rech- 
ten Seite« gibt nicht, wie man nach Abth.VII S.XXXV annehmen sollte, 
unmittelbar abgelesene, sondern erst durch eine kleine Rechenoperation er- 
haltene Zahlen. Der zur Abzählung der in 3' Abstand auf einander fol- 
genden Striche der Kreistheilung dienende Hülfsbogen, welcher jedesmal 
so angeklemmt wurde, dals seine Mitte der Mitte der Zone entsprach, 
hatte eine 5°15' lange grobe Theilung von 15' zu 15' mit Bezifferung der 
Striche von © bis 21. Der Gehülfe hatte also bei jeder Ablesung die dem 
eingestellten Theilstrich zunächst vorangehende Zahl auf dem Hülfsbogen 
(in der Regel eine der Zahlen 6 bis 15) mit 5 zu multiplieiren und zu 
dem Produet die Anzahl der weiteren Intervalle der Kreistheilung hinzu- 
zufügen, um die so erhaltene Summe als Anzahl der 3'-Intervalle vom 
Nullpunet der Zone bis zum eingestellten Strich einzutragen. Obwohl die 
so zwischen Ablesung und Eintrag eingeschaltete Operation überaus einfach 
war, kann die Einschaltung zumal in Anbetracht des eiligen Verfahrens 
bei den Zonenbeobachtungen doch nur als unzweckmälsig bezeichnet werden, 
und es ist zu verwundern, dafs die Theilung des Hülfsbogens nicht gleich 
der vorzunehmenden Abzählung auf der Kreistheilung entsprechend mit 
0, 5, IO...125 beziffert worden ist. 
Was die Mikroskopablesungen anbetrifft, so theilt mir Hr. Struve, dem 
ich diese näheren Mittheilungen über die Einrichtung des bei den Zonen 
benutzten Hülfsapparats als Antwort auf einige Fragen betreffs der Möglich- 
keit gewisser Ablesungsversehen verdanke, folgendes mit. »Die ganzen 
Revolutionen werden durch eine Scale abgelesen, die auf dem festen Rah- 
men des Mikroskops angebracht ist, während der Index sich mit dem Schlitten 
