926 Gesammtsitzung vom 17. November. 



Factoren abhängig, als da sind Klarheit und Reinheit des Himmels, 

 Freiheit des Standortes, Ruhe der Luft, nicht zu vergessen die 

 physikalischen Constanten des Thermometers, also in erster Linie 

 Strahlungsvermögen, dann Masse und Oberfläche nebst specifischer 

 Wärme der thermometrischen Substanz u. s. w. , so dass es nicht 

 zu verwundern ist. wenn die Resultate der bisherigen Messungen oft 

 ziemlich weit auseinander gehen. 



Ein besonderes Interesse für den Physiker wie für den Meteo- 

 rologen darf noch der Apparat und die Methode beanspruchen, die 

 Melloni 1 vor 40 Jahren ungefähr für die Messung der nächtlichen 

 Strahlung verwendete; ich erwähne sie hier kurz, weil dieselbe für 

 relative Messungen verhältnissmässig noch die verlässlichsten Resultate 

 liefern kann, und insbesondere auch deswegen, weil Langley noch 

 in den letzten Jahren dieselbe auf dem Mount Whitney für die 

 Beobachtung des Verhältnisses der Wärmestrahlung zwischen Erde 

 und Weltraum unter Vernrittelung der Atmosphaere, also für die 

 nächtliche Radiation benutzte (Langley's Researches 011 Solar heat, 

 Chapter XVI. pag. 162). 



Melloni bediente sich dreier Thermometer, autgestellt in derselben 

 horizontalen Luftschichte , von denen eines mit einer berussten, die 

 beiden anderen mit einer dünnen, glänzenden und dicht anschliessenden 

 Silberhülle umgeben waren: er liess dieselben in geschlossenen, dünn- 

 wandigen Metallgefässen zunächst einen listen Stand anneinnen und 

 hob darauf die Deckel über dem geschwärzten und dem einen me- 

 tallisch überzogenen Thermometer ab. Es ergab sieh, dass während 

 alle drei Thermometer in den geschlossenen Behältern eine völlig 

 gleiche Temperatur angezeigt hatten, nach der Exponirung nur das 

 metallisch glänzende mit der Silberpolirung einen fast unveränderten 

 Stand beibehielt, während das mit Russ überzogene in wenigen Mi- 

 nuten um mehrere Grade sank. Wäre die verwendete glänzende 

 Metallhülle ein vollständiger Nichtstrahler, Kienruss aber ein perfecter 

 Strahler, so würde offenbar die nach einer bestimmten Zeit resultirende 

 (stationäre) Temperaturdifl'erenz der beiden exponirten Thermometer 

 ein relatives Maass für die Grösse der nächtlichen Strahlung, bezogen 

 natürlich auf ein und dasselbe Instrument, abgeben. Indem Melloni 

 den Stand des unbedeckten, metallisch glänzenden Thermometers mit 

 dem analogen, jedoch bedeckten dritten Thermometer fortwährend ver- 

 glich, liess sich die kleine noch anzubringende Correction wegen der 

 Strahlung des Silbers annähernd bestimmen. Mit derselben Methode 

 und denselben Apparaten erhielt Langley im Mittel aus vier Be- 



1 Annales de Chimie et de Physique, 1848. 



