928 Gesammtsitzung vom 17. November. 



von ersterem Forscher, mit Erfolg in den letzten Jahren für andere 

 Zwecke schon benutzt hatte und für welche er die hesten Dienste 

 geleistet. 



Der gebrauchte calorimetrische Körper des Aktinometers ist eine 

 tlache, cylindrische Kupferplatte, deren Masse = 3(>4 S 72, Dicke = o c !"b7, 

 Radius = 4''" 50. specif. Wärme = 0.0949. Die eine Fläche derselben 

 ist mit feinem Lampenruss möglichst strahlungsiahig gemacht worden; 

 dieselbe ist horizontal im Innern eines vertical gestellten, doppel- 

 wandigen (vlinders, der mit Hülfe eines durchmessenden Wasser- 

 stroms bei constanter Temperatur erhalten wird, möglichst isolirt und 

 centrisch eingespannt, so dass uncontrolirbare Eiutlüsse von Seite der 

 schädlichen Strahlung der Umgebung vollständig eliminirt sind. 



Eben wegen dieses störenden Einflusses der zustrahlenden Flächen 

 der nächsten Umgebung, sowie wegen des Einflusses allfälliger Luft- 

 strömungen u. s. w.. schien es nicht rathsam die calorimetrische Platte 

 frei der nächtlichen Strahlung auszusetzen. 



Um ihre Temperatur zu messen, war radial in dieselbe ein Loch 

 (Kanal) gebohrt, in das ein feines (zylindrisches Thermometer mit 

 seinem Gefasse genau hinein passte. Ein zweites in den doppel- 

 wandigen Gylinder eingesenktes Thermometer diente zur Notirung 

 der Temperatur der Wasserfullung. Der Deckel des vertical gestellten 

 (vlinders trägt in seiner Mitte einen kreisförmigen, verschliessbaren 

 Ausschnitt (Diaphragma), dessen Apertur dem Durchmesser der 

 senkrecht darunter befindlichen Kupferplatte genau entspricht: die 

 Verbindungslinie der Centra der beiden Kreisflächen (Platte und Dia- 

 phragma) ist identisch mit der (verticalen) (ylinderaxe. Wird das 

 Diaphragma bei der Beobachtung geöffnet, so kann auf diese Weise 

 vorerst die senkrechte Wärmestrahlung der horizontalen Platte 

 gegen das Zenith gemessen werden; aus ihr resultirt dann leicht ein 

 Werth für die Gesammtstrahlung einer Flächeneinheit der strah- 

 lenden Platte, d. h. diejenige Wärmemenge, welche letztere (pro Zeit- 

 einheit) unter gleichen Umständen bei freier (horizontaler) Exponirung 

 gegen den Nachthimmel aussenden würde. 



Die Theorie des Apparates ist einfach. Geht man von der That- 

 sache aus, dass die geschwärzt« 1 , calorimetrische Kupferscheibe mit 

 ihrem Thermometergefass praktisch als eine Isotherme betrachtet 

 werden darf, für welche also in jedem Zeitmomente die Temperatur 

 aller ihrer Massenpunkte dieselbe ist, und öffnet man dann das Dia- 

 phragma, so wird die berusste obere Fläche der Kupferscheibe nach 

 einer bestimmten Zeit eine ganz bestimmte Wärmemenge in zenithaler 

 Richtung gegen den heitern Nachthimmel ausgestrahlt haben . es 

 sinkt in Folge dessen ihre Temperatur unter diejenige O der um- 



