Vssmann : Eine neue Methode zur Ermittelung der wahren Lufttemperatur. 1)H7 



des Verfahrens, Willig oder doch möglichst unveränderte Luft an das 



Thermometer zu fähren, nicht erfüllt, daher dieselben ohne Resultat 

 blieben. 



Für die Aufgabe, Luft nach einer bestimmten Stelle hin in Be- 

 wegung zu setzen, giebt es zwei Methoden, die Propulsion und die 

 Aspiration; soll alter von der zu bewegenden Luft jeder thermisch 

 wirksame Kintluss anderer Körper ferngehalten Averden, so kann nur 

 die Aspiration in Frage kommen, da die Luft bei der Propulsion mit 

 einem thermisch differenten Körper, dem Ventilator, vorher in Be- 

 rührung: kommt, ehe sie an das Messinstrument hinantritt. Ander- 

 seits erheischt die Aspiration ein System geschlossener Bohren, inner- 

 hall) welcher das Thermometer selbst sich befinden muss. Hierbei 

 gill es also, die das Thermometer zunächst umschliessende Röhren- 

 wandung so zu wählen, dass kein, oder doch nur ein so geringer 

 Kintluss von derselben auf das Messinstrument erfolgt, dass derselbe 

 durch ausreichende Zufuhr neuer Luftmengen ausgeglichen werden 

 kann. Zur Lösung dieser Autgabe erschien mir die Eigenschaft 

 blanker Oberflächen, einen grossen Theil der sie treffenden Wärme- 

 strahlen zu reflectiren, vor allen andern zur Verwendung geeignet, 

 besonders dann, wenn man so viel als nur irgend möglich die Masse 

 der einschliessenden Hülle verminderte und derselben eine möglichst 

 kleine der Strahlung auszusetzende Oberfläche gab. 



Unter den für diesen Zweck in Frage kommenden Materialien 

 stehen die Metalle in erster Linie, da die meisten derselben einer 

 hohen Politur fähig sind, keine Wärmestrahlen durchlassen und ein 

 geringes Emissionsvermögen besitzen. Bei der Auswahl der Metalle 

 musste in erster Linie die Politurfähigkeit berücksichtigt werden, 

 während, wie Vorversuche nachwiesen, die specifische Wärme und 

 Leitungsfähigkeit ohne bemerkbaren Kintluss blieben. Eine Reihe 

 von Versuchen mit Hüllen aus hochpolirtem Silber und mit solchen 

 aus stark vernickeltem polirtem Messing ergab durchaus identische 

 Resultate, so dass später des billigeren Preises wegen das letztgenannte 

 Material für die Construction ausschliesslich zur Verwendung gelangte. 

 Ausserdem wurden noch Umhüllungen aus dünnem (das. dessen 

 Innenseite versilbert war. ferner doppelwandige cylindrische Glas- 

 hüllen verwandt, deren Zwischenraum mit reinem Quecksilber aus- 

 gefüllt war. Heide nahen vorzüglich spiegelnde Oberflächen, wichen 

 jedoch in ihren Resultaten nicht unerheblich von denen ab, welche 

 mit den Metallhüllen gewonnen wurden. 



Kin Kriterium für die Correctheit der mit diesem Verfahren zu 

 gewinnenden Teni|ieralurwert he , soweit diese von Strahlungseintlüssen 

 abhängig sind, schien mir in dem Postulat gegeben, dass dieselben im 



85 ' 



