Assmann: Eine neue Methode zur Ermittelung der wahren Lufttemperatur. 939 



im Zeiträume von vier Secunden geöffnet und aspirirt hierbei ein Luft- 

 quantum von etwa lioo™. Das Einströmungsventil ist mit besonderer 

 Sorgfalt derartig construirt, dass beim Comprimiren des Balges, welches 

 durch die Hand des Beobachters geschieht, nicht Luft aus dem Balge 

 zurück an die Thermometer gelangen kann. Unter den oben ange- 

 be Im ncn Grössenverhältnissen der Umhüllungen und des Thermometer- 

 gefässes liefert dieser Aspirator einen Luftstrom, welcher, zwei gleich- 

 zeitig verwandte Thermometer vorausgesetzt, an den Gefässen derselben 

 eine Geschwindigkeit von etwa i m 2 per sec. erreicht. 



Für den praktischen Gebrauch des Apparates erschien die Frage 

 von Wichtigkeit, in wie weiten Grenzen die Geschwindigkeit des Luft- 

 stromes schwanken dürfe, ohne die Resultate zu beeinträchtigen. 

 Oh wohl die äussersten zulässigen Grenzwerthe derselben noch nicht 

 ermittelt worden sind, haben doch zahlreiche Versuche ergeben, dass 

 dieselbe auf 2 m 4 per sec. steigen und bis auf o m 2 per sec. fallen könne, 

 ohne dass ein merkbarer Einlluss auf die Angaben der Thermometer 

 ausgeübt wird. Doch ist es nicht unwahrscheinlich, dass der untere 

 Grrenzwerth etwas höher angesetzt werden müsse, da vergleichende 

 Beobachtungen bei höchstem Sonnenstande oder anderweitig ver- 

 stärkter Strahlungsintensität noch nicht angestellt werden konnten. 

 Eine am 3. November 1887 vorgenommene Untersuchung von drei 

 gleichen Thermometerpaaren mit Bälgen, welche in denselben Zeit- 

 räumen lioo, 300 und 1 oo"' m bewegten, an den Gefässen also Ge- 

 schwindigkeiten von i m 2, o'"6 und o?2 per sec. erzeugten, ist in 

 folgender Tabelle wiedergegeben. 



Die Apparate waren im Zimmer an einem grossen, geschlossenen 

 Fenster unter gleichen äusseren Bedingungen «lern vollen Sonnenschein 



