940 Gesammtsitzung vom 17. November. 



ausgesetzt; die Correctionen der Thermometer waren sorgfältig in sach- 

 gemässer Weise ermittelt worden, je eines derselben war durch Um- 

 wickelung und Befeuchtung seines Gefässes in ein »feuchtes« Thermo- 

 meter verwandelt worden. 



Man sieht, dass die mittleren Differenzen nur in den Hundertel- 

 Graden sich bewegen, und dass sowohl bei den trockenen, wie bei 

 den feuchten Thermometern mit abnehmender Geschwindigkeit des 

 Luftstromes keine Erhöhung der Stände, sondern sogar noch eine 

 geringfügige Erniedrigung derselben stattfindet. Es genügte demnach 

 selbst ein Luftstrom von o m 2 per sec. Geschwindigkeit, um den bei 

 diesem Versuche vorhandenen Strählungseffeel unwirksam zu machen, 

 ebenso aber auch, um den an dem feuchten Thermometer erzeugten 

 Wasserdampf vollständig fortzuschaffen. 



Um nachzuweisen, dass die von den Thermometern bei diesem 

 Verfahren gelieferteil Angäben nicht etwa künstliche, durch eine 

 adiabatische Ausdehnung dar durch die Aspiration verdünnten Luft 

 erzeugte seien, wurde an der Metallhülle in der Höhe des Thermo- 

 metergetasses ein Wassermanometer eingeschaltet. Der Versuch ergab; 

 dass die Druckverminderung an dieser Stelle nur 2 — 3 mm Wasserhöhe 

 entsprach, wenn ein Luftstrom von 2?4 per sec. Geschwindigkeit 

 aspirirt wurde, so dass die mögliche Temperaturerniedrigung selbst 

 bei dieser grossen Geschwindigkeit höchstens 0.02 betragen könnte. 



Dass die Diseonf iiiuität des LuftstrÖmeS, wie sie der SäUgbalg 

 erzeugt, welcher zu seiner Entleerung durchschnittlich nur eine Secunde 

 Zeit gebraucht, ohne Einlliiss auf das Resultat sei. erhellte aus der 

 gleichzeitigen Verwendung der BüNSEft'schen Wasserluftpumpe, welche 

 einen durchaus continuirlichen Luftstrom von etwa i™2 per sec. 

 erzeugte; die Angaben der Thermometer differirten bei diesen Ver- 

 suchen durchaus nicht mehr, als den wahrscheinlichen Fehlern 

 entsprach. 



Um das oben erwähnte experimentum crucis anzustellen, wurden 

 Versuche unter allen möglichen Bedingungen ausgeführt. Es lag auf 

 de]' Hand, dass die Wahrscheinlichkeit des Gelingens mit der Steige- 

 rung der Strahlungs-Intensitäl verringert werden musste, daher Ver- 

 hältnisse aufzusuchen waren, welche diese ungünstigen Bedingungen 

 gewährten. Solche sind in der Zeit des höchsten Sonnenstandes und 

 in höheren Schichten der Atmosphaere gegeben. Die folgenden 

 Tabellen geben ein Bild dieser Versuche, wie sie wiederholt an einem 

 besonnten Fenster im Anfang Juli 1887 und auf dem Riesengebirge 

 in Höhen zwischen 1450'" und i6oo m angestellt worden sind. Um 

 reine Resultate zu erhalten, war besonders im Freien die gleichzeitige 

 Ingangsetzung zweier identischen Apparate, mit demselben 



