942 Gesammtsitzung vom 17. November. 



überhaupt für wissenschaftliche Beobachtungen von Temperatur und 

 Wasserdampfgehalt der Luft auf Ballonreisen allein geeignet sei. Leider 

 sind , wie bekannt , alle derartigen , für die Meteorologie äusserst wich- 

 tigen Beobachtungen im Ballon nicht einwurfsfrei , grösstentheils sogar 

 völlig werthlos, da der häufige und schnelle Wechsel zwischen inten- 

 sivster Sonnenbestrahlung und tiefer Beschattung durch Wolken, den 

 Ballon oder den Beobachter, ferner die Benetzung durch flüssige oder 

 feste Niederschläge die in der engen Gondel eines Ballons durchaus 

 nicht genügend zu schützenden Thermometer und Hygrometer in einer 

 für die Resultate geradezu verderblichen Weise beeinflussen muss. 

 Dazu kam noch die Unempfindlichkeit der gewöhnlichen Thermometer, 

 welche durch eine Aufstellung in einem Gehäuse nur noch vergrössert 

 werden musste, in Folge deren sie den schnellen Sprüngen der Tem- 

 peratur und Feuchtigkeit, wie sie sowohl bei schneller Änderung der 

 Höhe, als auch unter, in und über den Wolken häufig vorkommen, 

 nicht zu folgen vermögen. Im letzteren Falle kommt ausser der Be- 

 sonnung noch die beträchtliche Menge reflectirter Wärme, welche von 

 der Oberfläche dichterer Wolken ausgeht, in Frage. 



Um nun das Aspirationspsychrometer für diese ihm zu stellende 

 Aufgabe herzurichten , bedurfte es Vorrichtungen , welche sowohl die 

 Benetzung völbg ausschlössen , als auch eine permanente Feucht- 

 erhaltung der Musselinumhüllunu' des feuchten Thermometers erlaubten. 

 Obwohl nämlich anzunehmen ist, dass eine Benetzung der äusseren 

 Oberfläche der Metallhüllen keine grössere Temperaturänderung nach 

 abwärts bewirken werde, als die Sonnenstrahlung eine solche nach 

 aufwärts erzeugt, letztere aber durch den Aspirationsstrom unwirksam 

 gemacht wird, schien es doch rathsam, für diesen Fall den Apparat 

 mit einer zweiten , erheblich weiteren und längeren , für beide Thermo- 

 meter gemeinsamen äusseren Hülle zu umgeben, welche gleichfalls aus 

 vernickeltem und polirtem Messing besteht, daher bei intermittirender 

 oder nachfolgender Bestrahlung nicht erheblich erwärmt wird. Beson- 

 ders aber wurde durch dieselbe die von mir bei Winterversuchen auf 

 dem Riesengebirge constatirte Thatsache, dass Schneeflocken durch die 

 Aspiration an die Thermometer geführt werden können, beseitigt, indem 

 die ZuStrömungsgeschwindigkeit in dem offenen Theile" der äusseren 

 erheblich weiteren Röhre derart verringert wird, dass sie nicht mehr 

 im Stande ist, Schneeflocken in den Apparat hineinzuführen. 



Eine andere kleine Modifikation des Apparates gestattete ferner 

 die dauernde Feuchterhaltung der Musselinhülle des feuchten Thermo- 

 meters, indem derselben mittels eines kleinen Wasserreservoirs und 

 eines Saugdochtes Wasser nach Bedürfniss zugeführt werden kann, 

 ohne die Ablesungen unterbrechen zu müssen. 



