.'44 Gesammtsitzung vom 17. November. 



thermisch differenter Massen, z. B. Gebäude, Thermometerhütten und 

 Gehäuse, hervorgerufen werden, zu ermitteln. 



Nach meinen Angaben ist der Apparat durch R. Fuess in Berlin 

 in eine für Reisezwecke bequeme und handliche Form gebracht worden, 

 indem derselbe in einem kleinen Metalletui mit sämmtlichen Neben- 

 theilen zum Gebrauch fertig untergebracht ist. Über dasselbe ist an 

 einem Ende der vernickelte und polirte »Mantel« für Beobachtungen bei 

 Niederschlägen geschoben, während am anderen Ende ein Wasser- 

 behälter zum Befeuchten des Musselins angebracht ist. Eine kleine. 

 3o cm lange und 1 5™ breite Ledertasche nimmt ausser dem zusammen- 

 gedrückten Säugbalg und dem Gummischlauch das Etui auf. An 

 einem Stucke oder vorspringenden Baumaste wird der Apparat auf- 

 gehängt, ein von loealen Einflüssen freier, der Sonne ausgesetzter 

 Platz dient als beliebiger Beobachtungsort, der Aspirator wird in 

 Thätigkeit gesetzt, ohne aus der Tasche entfernt zu werden. 



Zur Theorie des Apparates ist noch zu bemerken, dass die 

 Aspiration eine erheblich wichtigere Rolle bei demselben spielt, als 

 dir Oberflächenbeschaffenheii der Umhüllung. Zahlreiche Versuche 

 mit anders beschaffenen Oberflächen haben bewiesen, dass der Wärme- 

 reflexion nur ein wenige Zehntel eines Grades betragender Antheil an 

 dem Resultat zufällt. Selbst eine berusste Oberfläche ergab hei leb- 

 hafter Aspiration nur eine Erhöhung von im Mittel o?6 gegenüber 

 einer spiegelnden Hülle; in einer durchsichtigen Glasröhre von gleichem 

 Durchmesser stand hei vollem Sonnenschein das ventilirte Thermo- 

 meter nur um o?33 höher, als in der allen Anforderungen am besten 

 genügenden Nickelhülle. 



Obwohl aus theoretischen Gründen auch für die innere Oberfläche 

 der Hülle eine Politur vortheilhaft erscheinen müsste, habe ich doch 

 aus den Versuchen ersehen, dass dieselbe nicht nur unnöthig, sondern 

 sogar, besonders hei weiteren Hüllen direct schädlich wirkte, indem 

 die vom Boden her eindringende dunkle Wärmestrahlung von den 

 spiegelnden Wänden auf das Thermometergefäss reflectirt wurde und 

 eine geringfügige Erhöhung der Temperatur hervorrief. Die diffuse 

 Wärmestrahlung einer »matten« Oberfläche rief dagegen diese Wirkung 

 nicht hervor. Aus demselben Grunde sind auch Hüllen von weiterem 

 Durchmesser, als i" n nicht zu empfehlen: Versuche mit engeren Hüllen. 

 sowie solche mit kleineren Thermometergefässen stehen noch aus: 

 doch ist eine Steigerung der Empfindlichkeit, geringere Erwärmung 

 der Oberfläche unter dem Strahlungseinflusse, vielleicht auch ein 

 geringerer Luftverbrauch von denselben wohl zu erwarten. 



Eine Doppelumhüllung mit der Einrichtung, dass auch zwischen 

 den beiden Hüllen ein Luftstrom hindurchgeleitet wurde, zeigte keinerlei 



