2 Kummer: Neue Versuche zur Bestimmung 



erwähnten Nachtheile, dafs bei dieser Vorrichtung die Drehuncsaxe der 

 Platte nicht in der Ebene selbst, sondern derselben parallel liegt in einer 

 Entfernung von etwa 1,5 Min., dafs also, wenn der Luftwiderstand nicht 

 vollkommen normal gegen die Platte drückt, sondern auch eine tangen- 

 tiale Componente hat, welche als das Maafs der Reibung der Luft gegen 

 die Platte angesehen werden kann, ist, wie ich mich aus mehreren hier- 

 über angestellten Versuchen überzeugt habe, zu unbedeutend, um auf die 

 Bestimmung des Angriffspunktes der Resultante bei der hierbei überhaupt 

 zu erreichenden Genauigkeit einen merklichen Einflufs zu haben. Dagegen 

 habe ich mich bei wiederholten Versuchen überzeugt, dafs die Verbie- 

 gungen der von mir gebrauchten Platten, gegen welche die umgebogenen 

 Ränder keinen genügenden Schutz gewährten, sowohl die durch den Luft- 

 druck selbst bewirkten, als auch die zufälligen Verbiegungen , welche 

 namentlich durch das Aufkleben der zur Aequilibrirung nöthigen Gegen- 

 gewichte verursacht wurden, die Genauigkeit der gefundenen Resultate 

 so stark beeinträchtigt haben, dafs der Fehler in der Bestimmung der 

 Winkel a in einem Falle sogar bis 12° aufsteigt. Aus diesem Grunde 

 habe ich die Versuche mit der Ebene wiederholt und zwar mit Platten, 

 welche gegen alle zufälligen, dauernden Verbiegungen vollständig geschützt 

 sind und zugleich leicht, aber stark genug, um auch durch den Luftwider- 

 stand selbst nicht in ihrer Gestalt verändert zu werden, auch habe ich 

 eine möglichst vollkommene Aequilibrirung derselben nicht durch an die 

 Platte selbst angeklebte, sondern an der Queraxe angebrachte, leichter zu 

 regulirende Gewichte hervorgebracht. 



Die Platten, mit denen ich die hier folgenden genaueren Versuchs- 

 reihen ausgeführt habe, sind aus Spiegelglas geschnitten, dessen geringe 

 Dicke von 1,25 Mm. hinreichend ist, um jeder merklichen Verbiegung 

 durch den Luftwiderstand selbst zu widerstehen, während sie vermöge 

 der Elasticität des Glases keinen zufälligen, dauernden Verbiegungen aus- 

 gesetzt sind. Auf jeder solchen Rechtecksplatte ist an ihren beiden Längs- 

 seiten, von der Mitte aus nach einer und derselben Richtung hin eine 

 Millimetertheilung angebracht, welche zur Bestimmung der Lage der 

 Queraxe namentlich ihrer Entfernung £ vom Mittelpunkte der Platte dient. 

 Die Queraxe, an welche die Platte zu befestigen ist, und mit welcher 

 sie sich frei drehen kann, wird durch einen Messingcylinder von 5 bis 6 



