4 Kummer: Neue Versuche zur Bestimmung 



tung des Luftwiderstandes, also mit der Horizontalebene, auf der entge- 

 gengesetzten Seite derselben liegend, denselben Winkel macht, als das 

 schwere Messinggewicht, mit welchem es symmetrisch gegen die Richtung 

 des Luftwiderstandes liegt. Es versteht sich, dafs nach Anbringung dieses 

 Korkgewichts das Gleichgewicht wieder regulirt werden mufs, denn die 

 Genauigkeit der Beobachtungen hängt wesentlich davon ab, dafs wenig- 

 stens in der Nähe des zu untersuchenden Winkels « die Wirkung der 

 Schwerkraft auf Drehung des Systems vollständig aufgehoben werde. 

 Dagegen ist eine genaue Compensation des Luftwiderstandes, welchen das 

 Messinggewicht erleidet, durch das Korkgewicht weniger erforderlich, weil 

 die Widerstände, welche beide Gewichte in ihrer Bewegung durch die 

 Luft erleiden, überhaupt nur kleine Gröfsen sind und wegen der Nähe 

 an der Axe nur geringe Drehungsmomente haben. 



Bei dieser Einrichtung des Apparates ist die zu untersuchende 

 rechteckige Platte sowohl von den umgebogenen Rändern als auch 

 von den angeklebten Gegengewichten auf der Rückseite frei und hat nur 

 an der Queraxe einen erhöhten Streifen von 1,25 Mm. Höhe und 12 Mm. 

 Breite, welcher die vollständige Ebenheit unterbricht, und durch die auf 

 der hinteren Seite liegende Stahlplatte gebildet wird. Da diese an sich 

 nur unbedeutende Erhöhung ganz in der Nähe der Axe liegt, so wird 

 sie, wenn diese Rückseite statt der vollkommen ebenen Vorderseite dem 

 directen Luftwiderstande ausgesetzt wird, nur einen sehr geringen Einhufs 

 auf Drehung und mithin auch auf die zu untersuchende Gleichgewichts- 

 lage ausüben können. In der That haben die in dieser Rücksicht von 

 mir angestellten Versuche gezeigt, dafs diese hintere Seite zur Bestim- 

 mung des Winkels « für ein jedes gegebenes £ eben so gut zu gebrauchen 

 ist, als die vordere, vollkommen ebene, da die sich ergebenden geringen 

 Unterschiede bald positiv bald negativ ausfielen, und darum nicht auf 

 eine einzige bleibende stets in demselben Sinne wirkende Ursache, sondern 

 nur auf allerlei zufällige Störungen deuteten. Man kann daher bei diesem 

 Apparate ebenso wie bei den Rotationskörpern für eine jede bestimmte 

 Lage der Queraxe, d. i. für jeden gegebenen Werth des £, vier verschie- 

 dene, zusammengehörende Beobachtungen des Winkels a anstellen, näm- 

 lich sowohl für die obere, als auch für die untere Gleichgewichtslage und 

 sodann für beide noch einmal, nachdem man die Axe umgelegt hat, und 



