über die Oberfläche der Flüssigkeiten. 61 
Ich gehe nunmehr zur Vergleichung der aufgefundenen Gesetze mit 
den Resultaten der Beobachtungen über. Man hat bisher vorzugsweise enge 
Glasröhren bei den Capillar-Erscheinungen benutzt: in denselben läfst sich 
jedoch die Erhebung der Oberfläche mit keiner grofsen Schärfe messen, und 
überdiefs ist die genaue Ermittelung der Röhrenweite gleichfalls sehr schwie- 
rig. Dazu kommt noch, dafs man bei engen Röhren nicht sicher beurtheilen 
kann, ob die Benetzung vollständig sei, woher man selbst bei möglichst 
vorsichtigem und gleichmäfsigem Verfahren, dennoch fortwährend auffal- 
lende Differenzen findet, die sehr häufig eine Linie und oft noch mehr 
betragen. 
Dagegen läfst sich die Höhe einer Oberfläche, die man vollständig 
übersehen kann, sehr sicher messen, wenn man sie mit einer Stahlspitze in 
Berührung bringt. So lange die Berührung noch nicht erfolgt, bleibt auch 
das Spiegelbild unverzerrt. Bei der geringsten Einsenkung der Spitze be- 
merkt man aber sogleich die veränderte Spiegelung. Noch bequemer und 
nicht minder genau wird die Beobachtung, wenn man die Stahlspitze zuerst 
in die Flüssigkeit eintauchen läfst, und sie dadurch benetzt: senkt man sie 
alsdann von Neuem langsam herab, so bildet sich bei der Berührung mo- 
mentan die sehr auffallende Erhebung des Randes. 
Die Stahlspitze, die ich benutzte war mittelst eines biegsamen Drathes 
an der obern Basis eines sorgfältig abgedrehten Cylinders von Messing be- 
festigt: dieser Cylinder liefs sich leicht und ohne Spielraum in zwei ent- 
sprechenden Futtern vertikal auf und abschieben, und konnte durch eine 
Schraube, auf der er aufstand, sanft gehoben und gesenkt werden. Um eine 
Drehung zu vermeiden, war er der Länge nach mit einem Schlitze versehen, 
in welchen die Spitze einer Seitenschraube im untern Futter eingreift. An dem 
Cylinder befand sich noch ein feiner Mafsstab, der sich vor einer Platte be- 
wegte, die am Gestelle des Apparates befestigt war. Eine davor angebrachte 
Loupe diente zur Ablesung. Die Höhe der zu messenden Oberfläche konnte 
auf diese Weise bis auf den hundertsten Theil der Pariser Linie gemessen 
werden. Die Übereinstimmung der nach einander angestellten Messungen 
zeigte, dafs die Genauigkeit bis zu dieser Grenze a erreicht wurde. 
Es kam demnächst darauf an, diesen Apparat, dessen ich mich schon 
sonst bei hydraulischen Versuchen bedient hatte, so zu benutzen, dafs ohne 
Änderung seiner Stellung damit eben sowol der gehobene Wasserspiegel, 
