über die Oberfläche der Flüssigkeiten. 77 
fälligen Abweichungen werden aber um so gröfser, je tiefer die Flüssigkeit 
herabsinkt. Die gröfste Übereinstimmung findet man noch, wenn jedesmal 
eine frische Oberfläche gebildet wird, und dieses ist leicht zu erreichen, 
wenn man vor jeder Messung einige Tropfen aus der Röhre aussaugt. Man 
thut aber wohl, in das obere Ende der Röhre vorher einen Faden zu ste- 
cken, damit nicht etwa Schleim aus dem Munde hineintritt. "Sobald die fri- 
sche Oberfläche dargestellt, und der Faden wieder herausgezogen ist, mufs 
man möglichst schnell die Ablesung machen, weil die Höhe sich nach einer 
halben Minute schon sehr merklich verändert. 
Was die sonstige Anordnung dieser Beobachtungen betrifft, so maals 
ich die Erhebung des Wassers an einem seitwärts senkrecht aufgestellten 
kleinen Maafsstabe, der zwar nur in ganze Linien getheilt, aber mit lang 
ausgezogenen Theilstrichen versehen war, um längs denselben beim Visiren 
von der Seite die Höhe etwa bis auf ein Zehntheil einer Linie sicher schätzen 
zu können. Der Maafsstab war mittelst einer Schraube sanft zu heben und 
zu senken, und trug am untern Ende eine Stahlspitze, welche den Wasser- 
spiegel in hinreichendem Abstande von der Röhre, also an einer Stelle be- 
rührte, wo derselbe bereits horizontal war. Es verdient kaum erwähnt zu 
werden, dafs man von dem dunkeln Streifen, der die Oberfläche des Was- 
sers in der Röhre markirt, nicht etwa die Mitte, sondern die untere Grenze 
bei der Ablesung berücksichtigen mufßs. 
Ich stellte die Beobachtungen mit sieben verschiedenen Röhren an: 
dieselben wurden auf 40 bis 50 Linien mit Quecksilber angefüllt, und aus 
dem Gewichte desselben und der Länge des Quecksilber-Fadens bestimmte 
ich ihre Weite. Hierdurch ist der Werth von a oder der lichte Halbmesser 
der Röhren gefunden. Die mit A überschriebenen Spalten bezeichnen die 
gemessene Erhebung des Wassers in der Oberfläche, jedes einzelne A ist aber 
schon das Mittel aus drei Beobachtungen, die unmittelbar nach einander 
angestellt wurden. Die Reihe I bezieht sich auf Brunnenwasser, dagegen II 
und III auf destillirtes Wasser. In den letzten beiden Spalten sind die 
Werthe der Constante angegeben, wie sie nach den vorstehenden Formeln 
für jede einzelne Röhre aus dem Mittelwerthe der Messungen gefunden wur- 
den, und zwar m nach Poisson’s Formel und m’ für die Annahme des ellip- 
tischen Bogens. Endlich mufs ich bemerken, dafs die Röhre A bei näherer 
Untersuchung ihrer Enden mit der Loupe nicht ganz cylindrisch zu sein 
