/ 
90 EnckE 
Diese flüchtigen Betrachtungen sind hier vorausgeschickt, um zwei 
Punkte zu erläutern. Zuerst den, dafs wenn im Nachfolgenden nur klei- 
nere Instrumente benutzt worden sind, in den geringeren Dimensionen der- 
selben, nicht ein direkter Grund liegt, die Genauigkeit zu bezweifeln. In 
der That, wenn bei einem genau getheilten Kreise die localen Störungen 
mehr zu fürchten sind als die Unvollkommenheiten der Ausführung durch 
den Künstler, so haben kleine Kreise in gewissem Sinne Vorzüge vor den 
gröfseren. Bei einem Kreise von 3 Fufs, wie bei dem hiesigen Meridianin- 
strumente, werden sich die Unregelmäfsigkeiten in der Wärmevertheilung 
stärker äufsern, als bei einem von 9 Zoll, wie der ist, der in der späteren 
Untersuchung benutzt worden ist. Denn wenn auch Alles übrige sich wie 
die Längen-Ausdehnung verhält, was doch noch bezweifelt werden kann, 
und wenigstens nicht als allzuvortheilhafte Annahme für die kleinen Kreise 
gelten wird, so ist jedenfalls, bei geringerer Masse des Metalls, eine grö- 
fsere Gleichförmigkeit, so fern sie nämlich aufser dem Bereiche menschlicher 
Kunst liegt, zu erwarten. 
Der Vorzug der gröfseren Dimensionen besteht allerdings darin, dafs 
män mit denselben Mikroskopen kleinere Theile ablesen kann. Allein die- 
ser Vorzug ist nicht so bedeutend als er scheint, weil die Ablesung nicht al- 
lein die Messung bestimmt, sondern die Einstellung des Objektes, das Maafs 
der Genauigkeit, die überhaupt sich erreichen läfst, angiebt. Bei einem 3 
füfsigen Kreise ist sehr nahe 1 Lin. = 1000", und bei einer 30 maligen Vergrö- 
fserung der Mikroskope, welche wegen der nöthigen Erleuchtung der Theilung, 
und wegen des Umstandes, dafs eines von beiden, Mikroskop oder Theilung, 
beweglich sein mufs, und folglich der zu beobachtende Strich nicht ganz ge- 
nau in einer und derselben Ebene bleiben kann, vielleicht die vortheilhaf- 
teste ist, läfst sich als äufserste Grenze etwa —4,; Lin. festsetzen, eine Grenze 
die wahrscheinlich nicht zu eng ist, weil sie für das blofse Auge darauf hin- 
auskommt, dafs man bei der Einstellung eines Striches auf ein Fadenkreuz 
) 
oder zwischen zwei parallelen Fäden, noch 4 Lin. bestimmen kann. Hier- 
nach würde bei einem dreifüfsigen Kreise, die Grenze bei einer Ablesung 
durch Mikroskope etwa 4” sein, und dieses trifft auch bei dem hiesigen Me- 
ridiankreise fast ganz genau zu. Bei einem 9zölligen würde deshalb bei den- 
selben Hülfsmitteln, die Ablesung bis auf $” gehen, und so weit, vielleicht 
noch weiter, geht auch die Genauigkeit bei dem nachher zu erwähnenden 
