über die Polhöhe der neuen Berliner Sternwarte. 93 
mente, mit welchem ich die Bestimmung gemacht habe. Allerdings waren 
die Umstände die günstigsten, es waren Tagbeobachtungen des Polarsterns, 
und die nöthige Kenntnifs der Niveau-Werthe und der Mikrometertheile, 
war von mir besorgt. Dagegen machte Jeder für sich allein das, was zur 
Einstellung und zur jedesmaligen Ablesung gehört. Die 10 Polhöhen, aus 
je zwei Einstellungen, getheilte Fläche Ost, und getheilte Fläche West, wa- 
ren an dem einen Abende von 5 dieser Beobachter 52. 30 14,8; 14,0; 17,6; 
16,2; 16,5; im Mittel 52930’ 15%s2 und an dem zweiten von den andern fünf 
52. 30 17,2; 14,85 16,45 17,35 17,6; im Mittel 52 30 16,76 und im Mittel beider 
Abende 52 30 16,29; eine Bestimmung, die bis auf eine halbe Secunde mit 
der meinigen übereinstimmt, und wo keine einzige der einzelnen mehr als 
2;5 von dem genaueren Werthe abweicht. Wenn auch vielleicht ein gün- 
stiger Zufall hier obgewaltet hat, so sieht man doch, dafs jede, auch die des 
ungeübtesten Beobachters, gemachte Messung, kaum 5” vom Mittel und dem 
wahren Werthe abweichen kann, so lange nicht Ursachen einwirken, de- 
ren Entfernung nicht blofs von der Aufmerksamkeit des Beobachters 
abhängt. 2, 
Der hiesige Meridiankreis von Pistor ist nicht eingerichtet zur Mes- 
sung von Zenithdistanzen, wenn man den Zenithpunkt durch Umlegen be- 
stimmen will. Es war zwar beabsichtigt, durch ein Niveau den Zenithpunkt 
zu bestimmen; allein bei der Ausführung fand sich, dafs zur Festigkeit des 
Standes eine Änderung nöthig war, wodurch dieses Niveau aus der horizon- 
talen Lage während des Umlegens gekommen wäre, und es schien mir nicht 
angemessen, mich darauf zu verlassen, dafs ein Niveau, was einige Zeit hin- 
durch in stark geneigter Lage geblieben war, bis auf so kleine Gröfsen wie 
hier in Betracht kommen, wieder denselben Stand bei horizontaler Lage 
annimmt. Auch der Bestimmung des Zenithpunktes durch Reflexion von 
einem künstlichen Horizonte, sei es durch Messungen von reflektirten Bil- 
dern der Sterne, oder durch die Reflexion des Fadenkreuzes, stellten sich 
Hindernisse in den Weg, welche zu beseitigen bei einer gröfseren Änderung, 
die im künftigen Jahre mit dem Meridiankreise vorgenommen werden soll, 
ich zu verschieben für rathsam hielt. Das Instrument wird deshalb jetzt 
nur zur Bestimmung von Deklinationen angewandt. 
Um indessen durch direktgemessene Zenithdistanzen die Polhöhe be- 
stimmen zu können, wurde ein sogenanntes Universalinstrument von Repsold 
