94 EnckeE 
angeschafft, welches im Mai vorigen Jahres hier ankam. Die Beschreibung 
desselben hier ausführlich zu geben, halte ich für überflüssig. Ich will nur 
das wesentliche anführen, was für das Folgende nothwendig ist. 
Das Instrument ist ein Theodalit mit gebrochenem Fernrohr von 21 
Zoll Focaldistanz bei 21” Öffnung. Die beiden Oculare haben 34 malige 
und 42malige Vergröfserung. Der Horizontalkreis hat 12 Zoll im Durch- 
messer, ist unmittelbar von 4 zu 4 Minuten getheilt, und zwei Mikroskope 
geben auf den Mikrometerkopfe unmittelbar 2” an, von denen sich noch Theile 
recht gut schätzen lassen. Es hat zwei Höhenkreise von 9 Zoll Durchmes- 
ser (auf der Theilung). Der eine derselben dient aber nur zum Aufsuchen, 
obgleich er von 10 zu 10 Minuten genau getheilt ist. Der andere, bei wel- 
chem die Ablesung durch zwei ähnliche Mikroskope wie bei dem Azimuthal- 
Kreise geschieht, ist gleich diesem letzteren von 4 zu 4 Minuten unmittel- 
bar getheilt. Die unmittelbare Ablesung an den Mikrometerköpfen, die 
aber ebenfalls noch sehr bequem in kleinere Theile getheilt werden kann, 
giebt ebenfalls 2”. Das Instrument hat die schöne Einrichtung zum beque- 
men Umlegen, welche Repsold zuerst bei dem grofsen Fernrohr von Ost 
nach West in Pulkowa angewandt hat. Die beiden Höhenmikroskope sind 
an einer Hülse befestigt, welche auf dem einen Zapfen aufgeschoben ist. 
Die Drehung des Instruments bei verschiedenen Zenithdistanzen sollte eigent- 
lich auf die Stellung der Mikroskope nicht einwirken, da die Hülse durch 
einen Arm festgehalten wird. Indessen ist ein Niveau, auf dem Arme, der 
die beiden Mikroskope trägt, angebracht, welches eine etwanige Änderung 
der Lage, die in der That meistens bei Drehung des Instruments stattfindet, 
angiebt; für die Festigkeit des Ganzen, ist durch einen starken Ring, auf 
welchem die Zapfenlager ruhen, Sorge getragen. Doch führt dieser Ring 
den Nachtheil mit sich, dafs man das Fernrohr nicht ganz vom Zenith bis 
zum Nadir, und wieder zum Zenith, führen kann. Man kann nur etwa 
202° unter dem Horizonte auf beiden Seiten messen. 
Die Ausführung aller Theile ist vollkommen des Rufes von Repsold 
würdig. Vorzüglich ist die Theilung, durch Gleichförmigkeit, Zartheit, 
und Deutlichkeit der Striche, die Ablesung durch die Güte und schöne Be- 
leuchtung bei den Mikroskopen, und die Regelmäfsigkeit der Mikrometer- 
schrauben, und die Bewegung durch ihre Leichtigkeit und Regelmäfsigkeit 
ausgezeichnet. Dafs die Niveaus, fast bis zur äufsersten Grenze hin, sehr 
