über die Polhöhe der neuen Berliner Sternwarte. 95 
genau die Neigung angeben, und leicht ansprechen, findet hier wie bei allen 
Repsoldschen Niveaus statt. Dagegen machte sich allerdings gleich vom 
Anfang bemerklich, dafs die optische Kraft des Fernrohrs in Verhältnifs zu 
den Leistungen der andern Theile zu schwach sei. Der Polarstern, der al- 
lein damit beobchtet wurde, ist nur etwa 1—- Stunden vor Sonnenunter- 
gang überhaupt aufzufinden, und dann so schwach, dafs er nicht wohl be- 
obachtet werden kann; erst einige Zeit später tritt er mit hinlänglicher Deut- 
lichkeit hervor. Dabei erschien, besonders im Anfange, das Bild verzogen, 
den Doppelstern konnte ich wenigstens nie erkennen, was indessen bei der 
Kleinheit des Fernrohrs allerdings auch nicht zu erwarten war. Einen Theil 
der Schuld an dieser geringeren optischen Vollkommenheit trägt wohl das 
Prisma, wodurch die Strahlen etwa in der halben Fokaldistanz reflektirt 
werden. Für seine Stellung sind keine Correktionsschrauben vorhanden. 
Man mufs sie so lassen wie der Künstler sie gewählt hat. 
Nachdem ich die Zapfen untersucht, die Niveaus geprüft, und ihren 
Werth am Meridiankreise untersucht hatte, der fast völlig mit dem von 
Repsold angegebenen zusammenfiel, die Ebene des Fadenkreuzes an die 
richtige Stelle gebracht, den Collimationsfehler berichtigt, die Mikroskope 
gestellt, und die Mikrometerschrauben untersucht, auch für eine feste Aufstel- 
lung gesorgt hatte, nahm ich mir vor, eine Reihe von Polarstern - Beobach- 
tungen zu machen, und mich so lange darauf zu beschränken, bis ich eine 
bestimmte Grenze der Genauigkeit erreicht hätte, welche der Kraft des In- 
strumentes angemessen sein mochte. Ich entwarf mir Tafeln, die mir er- 
laubten, mit Leichtigkeit jede Zenithdistanz strenge auf den Meridian zu 
reduciren, und beobachtete dann den Polarstern in irgend welchem Punkte 
seines Parallels. Diese Verallgemeinerung des Ortes, wo der Stern sich 
bei einer Beobachtung befindet, war auf der hiesigen Sternwarte vollkom- 
men gestattet. Die Pendeluhr war stets so controllirt, dafs die Zeitbestim- 
mung innerhalb einiger Zehntheile von Secunden zu verbürgen war, und da 
auch an den ungünstigsten Punkten des Parallels, die Zenithdistanz sich in 
einer Zeitsekunde noch nicht um 074 im Bogen verändert, eine solche Än- 
derung aber mit Sicherheit nicht zu beobachten war, so werden solche Be- 
obachtungen, da in diesem Falle die Verschiedenheit der Deklination ohne 
allen Einflufs ist, selbst noch freier von dem etwanigen Fehler der Deklina- 
tion als reine Meridianbeobachtungen. Die Beobachtungen selbst führe ich 
