über die Polhöhe der neuen Berliner Sternwarte. 97 
im Mittel folglich 52 30 ıs,02 oder für das Centrum der Sternwarte 52 30 17,59. 
Obgleich indessen hier in der Regel die drei Zeitmomente übereinstimmten, 
so fanden sich doch, besonders bei den Nachtbeobachtungen, Differenzen 
die nicht wohl den Beobachtungsfehlern allein zuzuschreiben waren. Eben 
so wenig auch den Ablesungen, da jedesmal beide zunächstliegende Striche 
eingestellt wurden, und die Übereinstimmung derselben zeigte, dafs ein so 
grofser Irrthum, als hier angenommen werden mufste, nicht stattfinden 
konnte. Nach manchen Versuchen den Grund zu entdecken, schien es, 
dafs kein anderer aufzufinden war, als das nicht regelmäfsige Bild (obgleich 
ich schon vom Anfang an mich genöthigt gesehen hatte, das Objektiv ziem- 
lich stark abzublenden), welches aufserdem besonders im Winter, aller an- 
gewandten Mühe ungeachtet, nicht immer in derselben Ebene mit dem Fa- 
denkreuz lag, und daher eine Parallaxe herbeiführte. Im Anfange dieses 
Jahres ward deshalb das Instrument von Herrn Martins genau untersucht, 
und obgleich die einzelnen Theile, das Objektiv und das Prisma, hinlänglich 
gut zu sein schienen, doch in der That eine Ursache aufgefunden, die diesen 
Umstand erklärte. Es waren nämlich die Blendungen im Innern des Rohrs 
nicht eingesetzt gewesen, wodurch sehr schädliche Reflexe von den innern 
Wänden herbeigeführt waren. Nach dieser Verbesserung durch eingesetzte 
Blendungen an den schon im Rohre bezeichneten Stellen, waren die Bilder 
bedeutend besser, und sonach fing ich jetzt eine neue Reihe an, bei denen 
ich mir vorsetzte, womöglich die äufserste Grenze zu erreichen, welche ich 
mit diesem Instrumente, unter den günstigsten Umständen, zu erreichen 
vermögte. Ich beschränkte mich deshalb blofs auf Tagbeobachtungen des 
Polarsterns, bei denen die Einstellungen und Ablesungen ohne künstliche 
Erleuchtung gemacht werden konnten, und stellte immer das Mittel aus 8 
Beobachtungen, 4 östlich und 4 westlich, zusammen. Aufserdem aber 
stellte ich den Stern jedesmal auf den einen oder den andern der Horizon- 
talfäden ein, da nach den genannten Erfahrungen, diese Einstellung sicherer 
ist, als wenn man den Stern in die Mitte zweier um 50’ von einander ent- 
fernten Fäden bringt. Auf diese Weise erhielt ich in der That eine wie mir 
scheint genügende Übereinstimmung. Es fand sich nämlich die Polhöhe 
für den Ort des Instruments: 
Physik.-math. Kl. 1845. N 
