100 EnckE 
Graden 50° 15° — 51° 16° und 127° X — 125° 3 benutzt sind. Da bei diesen 4 
Graden, die ziemlich gleich über die Peripherie vertheilt sind, eine merk- 
liche Differenz sich nicht ergeben hat, so läfst sich mit einiger Sicherheit 
schliefsen, dafs auch die regelmäfsigen Theilungsfehler sehr gering sein müs- 
sen. Ich habe eine direkte Untersuchung noch nicht angestellt, ‘weil nach 
der Construktion des Instrumentes die Untersuchung nur bei abgenomme- 
nem Objektivrohr gemacht werden kann, und diese Zerlegung des Instru- 
mentes vorzunehmen, mir erst ganz am Schlusse aller Beobachtungen rath- 
sam schien. 
In demselben Zimmer, wo das Repsoldsche Instrument steht, ist auch 
ein kleines Passageinstrument von Ost nach West aufgestellt, mit welchem 
sich der Abstand des Zenithpunktes, von den Parallelkreisen bestimmter 
Sterne messen läfst. Die gröfste Genauigkeit gewähren solche Sterne, de- 
ren Deklination nur wenig kleiner als die Polhöhe ist. Es giebt für Berlin 
zwei hellere Sterne, 9 Urs. maj. und @ Drac., welche innerhalb weniger Mi- 
nuten südlich vom Zenith den Meridian durchschneiden, und deren Beob- 
achtung für die Bestimmung des Zenithpunktes am besten geeignet ist. Der 
erste, nach Argelander dritter Gröfse, ist für das 34 füfsige Fernrohr nicht zu 
allen Jahreszeiten zu beobachten, da er im Mai, wo er etwa um halb sechs 
Uhr Abends kulminirt schon zu schwach wird. Der zweite 3 bis 4 Gr. kann 
fast das ganze Jahr hindurch beobachtet werden. 
Nachdem ich 1836 eine Reihe von Beobachtungen von # Urs. maj. 
geschlossen hatte, sorgte ich dafür, dafs immer einer der jüngeren Astrono- 
men den einen oder den andern Stern verfolgten. Indessen findet sich in 
den Jahren 1837—1839 eine Lücke. In dieser Zeit nämlich ward von dem 
Beobachter übersehen, dafs nach meiner Vorschrift die Umlegung des In- 
strumentes zur Bestimmung des Collimationsfehlers, zwar nicht jeden Abend 
nöthig that, aber doch alle zwei oder drei Tage erfolgen mufste, um wäh- 
rend der kurzen Zeit annehmen zu können, dafs das Instrument sich nicht 
geändert habe. Da aber in diesen Jahren die Umlegung manchmal Monate 
lang unterblieb, so lassen sich die Beobachtungen für den hier beabsichtig- 
ten Zweck nicht gebrauchen, weil alle Mitiel fehlen, den Collimationsfehler 
bestimmen zu können. Dagegen hat 1841, 42, 43 und 44 Herr Dr. Brün- 
now von hier an dem Instrument mit dem besten Erfolge beobachtet, und 
da in dem letzten Jahre sich einige Unregelmäfsigkeiten zeigten, welche auf 
