Ruzens und G. Mıcaer: Zur Prüfung der Pranckschen Strahlungsformel 597 
daß auf eine nähere Beschreibung hier verzichtet werden kann'. 
Sie unterschied*n sich nur dadurch voneinander, daß Körper III ein 
Innenrohr aus MarouvArnprscher Masse besaß, welches mit einem Ge- 
misch von Kobaltoxyd und Chromoxyd geschwärzt war, während 
das Innenrohr des Körpers IV aus ungeschwärzter Magnesia herge- 
stellt war. Zur Temperaturmessung diente in beiden Fällen ein 
Le Cuarteuiersches Thermoelement. Die Heizung wurde in der üblichen 
Weise durch einen dünnwandigen Platinzylinder bewirkt, welcher das 
Innenrohr eng umschloß. Der Heizstrom mußte im Bereich der höchsten 
Temperaturen bis 120 Amp. gesteigert werden. Wir verwendeten auf 
niedere Spannung (20 Volt) transformierten Wechselstrom von ur- 
sprünglich 150 Volt effektiver Spannung, welchen ein rotierender Um- 
former lieferte. Der zu dem Betriebe desselben erforderliche Gleich- 
strom wurde dem städtischen Leitungsnetz entnommen, nachdem wir 
festgestellt hatten, daß die Schwankungen der Netzspannung nur einen 
sehr geringen Einfluß auf die Konstanz der Temperatur des schwarzen 
Körpers während einer Messungsreihe ausübten. Da die freie Öffnung 
der Körper III und IV nur 13 mm betrug, waren wir bei ihrer Be- 
nutzung auf die Verwendung des engsten Diaphragmas von ı0 mm 
Durchmesser beschränkt. 
Ein Unterschied in der »Schwärze« der verwendeten schwarzen 
Körper II, III und IV konnte nicht nachgewiesen werden, da sie bei 
gleicher Temperatur hinter demselben Diaphragma innerhalb der Fehler- 
grenzen die gleiche Strahlung ergaben. 
Temperaturmessung. 
Bei dem mit I bezeichneten schwarzen Körper war keine Vor- 
richtung zur Messung der Temperatur angebracht. Das in dem 
"Körper II zur Temperaturmessung dienende Widerstandspyrometer aus 
Platin hatte einen Widerstand von 25 Ohm bei 0°. Es war von 
der Firma Heräus bezogen und von der Physikalisch-Technischen Reichs- 
anstalt geeicht worden. Die Widerstandsmessung geschah mit Hilfe 
eines Worrrschen Präzisionsrheostaten in Form einer WneAtstoxneschen 
Brücke (Meßschaltung 10 zu 100 Ohm). Das im Brückenzweig liegende 
Harrmasn- und Braussche Drehspulengalvanometer war auch bei der 
von uns benutzten objektiven Beobachtungsmethode genügend empfind- 
lich, um eine Änderung des Pyrometerwiderstandes um 0.01 Ohm mit 
Sicherheit erkennen zu lassen, wenn der darin fließende Strom nur 
0.005 Amp. betrug. 
Es war zu erwarten, daß die in dem Meßloch mit Hilfe des 
Widerstandspyrometers gemessene Temperatur etwas höher sein würde 
' Der Körper ist in Fig. ı abgebildet. 
