Rusens und G. Mıcner: Zur Prüfung der Pranexschen Strahlungsformel 99 
-skala hinausgingen. Möglicherweise hat hierbei auch eine Verunreini- 
gung der Drähte des alten Elementes durch das Schwärzungsmittel 
eine Rolle gespielt. Wir haben dieses Element im Laufe unserer 
Arbeit noch wiederholt mit dem »Normalelement« verglichen, aber 
keine weiteren Veränderungen beobachtet. Unsere Temperaturangaben 
bei den Messungen mit dem schwarzen Körper III beziehen sich natür- 
lich alle auf das »Normalelement«. Das in dem Magnesiakörper (IV) 
befindliche 'Thermoelement war von der Reichsanstalt, unmittelbar 
Fig. 3. bevor es in den Körper eingesetzt worden 
war, geeicht worden. Da mit dem Ma- 
gnesiakörper nur wenige Versuchsreichen 
beobachtet worden sind, so genügte es, 
das Thermoelement am Schluß der Un- 
tersuchung nochmals mit dem » Normal- 
element« zu vergleichen. Die beobachte- 
ten Differenzen lagen innerhalb der zu- 
lässigen Eichfehler von etwa zwei Grad. 
Die Messung der elektromotorischen 
Kraft der Elemente wurde durch Kom- 
pensation nach dem Hormanx-Lisnpeexschen Verfahren‘ ausgeführt. 
Bei dieser Meßmethode wird in den Stromkreis des Therfmoelements 
PQR (Fig. 3) ein empfindliches Galvanometer G und ein kleiner 
Widerstand w von bekannter Größe eingeschaltet. Wir verwendeten 
ein Sırmenssches Drehspulgalvanometer mit kleinem Widerstand nach 
JäÄGEr und einen Worrrschen Präzisionswiderstand von 0.1 Ohm. Die 
elektromotorische Kraft des Thermoelements wird durch eine an den 
Enden des Widerstandes w gelegte Gegenspannung kompensiert. Diese 
wird durch ‚einen Hilfsstromkreis erzeugt, welcher den Akkumulator %, 
das Präzisionsamperemeter A und einen Satz teils hintereinander teils 
parallel geschalteter variabler Widerstände enthält, von denen nur 
einer, W, in der Fig. 3 angedeutet ist. Ist das Galvanometer strom- 
los, so ergibt sich die elektromotorische Kraft des Thermoelements 
gleich dem Produkt aus der am Präzisionsamperemeter abgelesenen 
Stromstärke © mal dem Widerstand w. Bei dieser außerordentlich be- 
quemen Methode entspricht einer Temperaturänderung des Thermo- 
elements um einen Grad, d. h. einer Spannungsänderung desselben um 
0.01 Millivolt, eine Variation der Zeigerstellung des Amperemeters um 
ein zehntel Skalenteil, eine Größe, welche noch mit Sicherheit abge- 
lesen werden konnte. Da auch die Eichung des Präzisionsampere- 
-ı Vel. Bursess-Le CHarRLier. übersetzt von G. LerrnÄuser, Berlin, JuliusSpringer, 
L9I3 8. 126, 
